14 LUIGI LOMBARDI 



soli e di tutti i gruppi della spirale. Una corrispondente correzione fu introdotta 

 poi in tuttte le misure fatte sulle sostanze più debolmente diamagnetiche con tutta 

 la spirale, essendo per queste troppo esigue le forze esercitate da una metà sola. 

 Questa correzione, evidentemente negativa per la natura della inomogeneità dell'av- 

 volgimento, non superava in media 3 %. 



La forza magnetica alla fronte della spirale per unità assoluta di corrente è 

 dell'ordine 95 e 185 unità. Essendo le spire costituite di filo di rame di 3 mm. ben 

 isolato, vi si possono mandare per poco tempo anche 40 ampère, e realizzare forze 

 di oltre 700 unità. Siccome però nella spirale si consuma una energia notevole, ed 

 una circolazione interna di acqua attraverso ad un tubo metallico a doppia parete 

 non basta a prevenire un forte riscaldamento, l' intervallo delle misure fu quasi 

 sempre limitato tra 5 e 25 ampère. 



I cilindri da esaminare, con una disposizione analoga a quella di Ettingshausen, 

 sono sostenuti coassialmente alla spirale da un leggero bilanciere di filo d'ottone, la 

 cui costante magnetica è piccolissima. Questo, ripiegandosi per gomiti successivi 

 ad angolo retto, ed equilibrato da un contrappeso di piombo alla banda opposta, si 

 adagia sopra un giogo di filo d'alluminio, al quale è annesso lo specchio per le let- 

 ture, e che è sopportato mediante una piccola puleggia d'ebonite dalla sospensione 

 bifilare. Il filo triplo sottilissimo di seta si accavalla superiormente sopra una pu- 

 leggia eguale, imperniata ad un corsoio a vite che ne permette piccoli spostamenti 

 verticali. Il tubo metallico che fa da sopporto e da difesa alla sospensione è solidale 

 ad un disco orizzontale con vite micrometrica, per le piccole variazioni di azimut 

 necessarie a ricondurre il cilindro alla sua posizione normale. Sul giogo perciò è 

 praticato un segno, che deve cadere esattamente nel piano di fronte della spirale, 

 e si collima da una finestra laterale. Una incastellatura fissa di legno e cartone 

 protegge completamente tutto il sistema mobile, le oscillazioni del quale sono smor- 

 zate da lastrine di alluminio pescanti nella glicerina o nell'acqua. 



La distanza dei fili della sospensione è misurata con un apparecchio microme- 

 trico; la lunghezza di essi con un catetometro, col quale si può in ogni istante 

 collimare ai due assi delle puleggie. Conoscendo sempre il peso totale sopportato, 

 si ha la costante in valore assoluto, la quale fu ripetutamente verificata mediante le 

 oscillazioni di cilindri di momento d' inerzia noto. Il braccio di leva del bilanciere 

 può essere misurato con un catetometro disposto orizzontalmente, e collimante ai 

 fili della sospensione ed all'asse della spirale e del cilindro. 



Ogni misura consta almeno di quattro gruppi di osservazioni ripetute con cor- 

 renti diverse invertite, fornite da batterie di accumulatori; l' intensità di esse è 

 determinata da un amperometro di Weston, graduato con cura fino a 50 ampère. 

 La forza media per ogni cilindro riferita all'unità di corrente è affetta dalla piccola 

 correzione per l'azione della spirale sul bilanciere e sul giogo, la quale è sempre 

 una frazione esigua della forza totale. 



7. Le sostanze qui esaminate furono scelte e preparate colla massima cura, per 

 realizzare un grado di purezza notevole. È tuttavia da notare che le sostanze dia- 

 magnetiche contengono quasi sempre traccio di ferro, le quali anche in minima 

 proporzione bastano a mascherarne in parte le proprietà. Campioni della medesima 



