RICERCHE SOPRA SOSTANZE DIAMAGNETICHE E DEBOLMENTE MAGNETICHE 29 



matico nella misura delle correnti. Dai valori assoluti niedii dei momenti si dedu- 

 cono per le costanti magnetiche delle due soluzioni valori rispettivi dell'ordine 

 20 X IO- 6 e 16 X IO" 6 . 



16. Pei corpi diamagnetici solidi, che hanno tutti costanti troppo piccole in 

 relazione al peso specifico perchè io potessi conseguire con una sospensione bifilare 

 simile alla precedente deviazioni convenientemente grandi nel campo delle spirali, 

 feci ricorso ad un metodo analogo servendomi però di elettromagneti. Ed affinchè 

 si pronunciassero il meno possibile le divergenze della forza a parità di corrente 

 eccitante crescente e decrescente, ne costituii i nuclei con due sbarre di ferro dolce 

 laminate longitudinalmente, aventi una sezione di 3 X 3 cm 2 ed una lunghezza di 

 60 cm. La magnetizzazione si faceva mediante due spirali eguali, aventi 1200 spire 

 di filo di 2 mm. uniformemente ripartite in 4 strati sopra una lunghezza di 60 cm. 

 Le sbarre di ferro erano affacciate ad una distanza di 6,2 cm. cogli assi sulla mede- 

 sima retta orizzontale, generando un campo sensibilmente simmetrico rispetto a 

 questa retta ed al piano trasversale mediano, ma rapidamente decrescente nel senso 

 radiale. I cilindri diamagnetici, ridotti alla lunghezza di 5 cm., subivano dunque al 

 mezzo del campo forti momenti che tendevano a disporli in direzione trasversale, 

 e potevano misurarsi coi soliti artificii mediante una sospensione bifilare. Lo specchio 

 però e lo smorzatore delle oscillazioni erano portati esternamente al campo da una 

 asticina di vetro sottilissima e lunga 20 cm., in modo che fosse esclusa qualsiasi 

 azione dei magneti su di essi. 



La misura dell'intensità del campo fu eseguita mediante un'apposita spiralina 

 con 53 spire di filo di rame, sopra una rotella di ebonite di raggio 2,03 cm. Essa 

 era montata sopra un asse orizzontale imperniato ad un'incastellatura di legno con 

 due arresti, in mode da poterle imprimere rotazioni rapide di 180°, e connessa con 

 un galvanometro balistico. La stessa spiralina portata al mezzo d'una delle spirali 

 d'eccitazione, dove la forza magnetica era perfettamente nota, serviva alla calibra- 

 zione del galvanometro. 



Non potendosi ammettere l'intensità del campo funzione univoca della corrente 

 d'eccitazione, quando questa varia ciclicamente, a cagione dei fenomeni d'isteresi 

 nel ferro dei nuclei, era indispensabile rilevarne l'andamento quando l'eccitazione 

 andava crescendo e decrescendo rispettivamente. E siccome la misura non poteva 

 eseguirsi mentre i cilindri erano sospesi nel campo, conveniva di fare le serie di 

 osservazioni immediatamente di seguito, conservando tutto il sistema di campo asso- 

 lutamente invariato. Io procedetti precisamente così, ripetendo le osservazioni per 

 un doppio ciclo di magnetizzazione prima e dopo le misure colle sostanze diama- 

 gnetiche, e tra limiti identici a quelli per queste realizzati. 



Nella tabella seguente sono riferiti i risultati così ottenuti, medii delle nume- 

 rose misure ripetute ed assolutamente concordanti. La prima colonna contiene le 

 intensità di corrente d'eccitazione in ampère; la seconda le deviazioni corrette del 

 galvanometro balistico, che danno una misura relativa della forza. Nelle successive 

 sono le deviazioni del sistema mobile per un cilindro di bismuto, di solfo e di 

 paraffina, ai quali si riferiscono altre misure già ricordate in dettaglio. Per la 

 natura della inomogeneità del campo, rispetto alle dimensioni del quale la lunghezza 



