RICERCHE SOPRA SOSTANZE DIAMAGNETICHE E DEBOLMENTE MAGNETICHE 



35 



H« 



k (eliss.) 



K(lam.) 







2.5 



1.9 



5 



3.2 



2.3 



10 



4.4 



4.4 



15 



6.0 



8.4 



20 



7.6 



8.8 



25 



8.4 



8.1 



30 



8.1 



7.6 



40 



7.5 



6.8 



50 



6.7 



6.0 



Pei* la misura dei momenti in quistione non potendosi realizzare con facilità un 

 campo convenientemente uniforme, nel quale elissoidi delle dimensioni predette po- 

 tessero esaminarsi direttamente, si ricavarono dallo stesso filo e dalla stessa lamina 

 in immediata contiguità un altro elissoide di lunghezza 3.66 e diametro 0.196 e di 

 -volume 0.080, ed un disco di diametro 3.22 e volume 0.407. Le misure magnetome- 

 tri che ripetute su questi medesimi esemplari diedero risultati analoghi ai precedenti, 



TT. 



ma naturalmente meno attendibili per la minor sicurezza del rapporto -^- , che di- 

 ne 



pende in modo eminente dalle dimensioni. Questa incertezza si fa sentir meno nella 



misura dei momenti nel campo uniforme, perchè vi giuoca una parte importante il 



fattore di smagnetizzazione trasversale, che è meno influenzato dalle dimensioni stesse. 



In base alla ragione degli assi accennata si calcolano (1) per l'elissoide e per 



il disco rispettivamente le costanti caratteristiche 



A' = 6.24, B'„ =0.093; 



A" = 12.26, B"„ = 0.152. 



e) La misura dei momenti è stata da me eseguita anche col sussidio delle 

 spirali gemelle descritte al N. 12. Ma perchè il campo da esse generato nella zona 

 mediana presenta una inomogeneità complessa per la distanza che resta tra i piani 

 di fronte dei due sistemi di spire, io ho ripetuto le misure servendomi di due po- 

 tenti elettromagneti a nuclei massicci rettangolari, lunghi 30 cm. e muniti di flangie 

 di spessore 2.4 cm. e di superficie 26.3 X 17 cm 2 . accuratamente levigate. 



L'esame del campo tra questi magneti, disposti coi lati maggiori orizzontali alla 

 distanza di 10 cm., ed eccitati con correnti diverse si fece mediante il piccolo indut- 

 tore già prima ricordato, ed il galvanometro balistico. Alla calibrazione di questo ser- 



ti) Maxwell, Treatise, 437. 



