I.'ENOMENI DI POLARIZZAZIONE IN DN CAMPO ELETTROSTATICO UNU'OR.MK 175 



IL — Apparecchi di misura. 



3. Il campo elettrostatico è generato, come dai due primi sperimentatori, tra 

 due lastre metalliche verticali, mantenute a potenziale diverso. La distanza loro può 

 essere variata a piacere, essendo esse sopportate da blocchi isolanti che possono 

 scorrere lungo una scanalatura del basamento, come le armature di un condensatore 

 di Kohlrausch. La superficie di 25 X 25 cmq. basta abbondantemente per poter am- 

 mettere il campo uniforme nella parte centrale, quando la distanza non supera alcuni 

 centimetri. Le facce interne sono esattamente lavorate, in modo che la distanza nor- 

 male sia dappertutto eguale. Quattro morsetti di ebanite trattengono le lastre presso 

 gli orli in posizione relativa invariabile. 



Per proteggere il campo da ogni azione di corpi esterni, e reciprocamente per 

 impedire che quello agisca per induzione sopra questi, è costituito uno schermo 

 metallico da due lastre che s'appoggiano agli orli mediante piccoli blocchi isolanti, 

 meglio, in tutte le misure di valori assoluti, da una cassa di zinco la quale cir- 

 conda le lastre completamente, e può mettersi in comunicazione colla terra. Una sola 

 apertura lascia passaggio inferiormente ai piccoli sopporti isolanti, ed un piccolo foro 

 superiore è attraversato da una asticina sottilissima di vetro, che porta i dischi da 

 esaminare all'altezza media nel campo. Quest'asticina regge a distanza di pochi cen- 

 timetri superiormente un piccolo specchio per le letture col cannocchiale e colla 

 scala, e penetra a dolce sfregamento in un piccolo giogo di ebanite che è sopportato 

 dalla sospensione bifilare; uno smorzatore leggero di mica modera le oscillazioni 

 nell'aria. I fili sottilissimi di seta, più lunghi d'un metro, attraversano un grosso 

 tubo di cartone, ed alla parte superiore vengono separatamente trattenuti da viti 

 per poterne variare la distanza, e si riuniscono nella gola di una piccola puleggia 

 di ebanite per equilibrarne le tensioni. Una cassa di cartone si adatta al tubo di 

 protezione per impedire ogni corrente d'aria, e circonda tutto il sistema inferiore; 

 finestre a vetri all'altezza dello specchio e sui fianchi permettono di sorvegliare lo 

 spazio interno senza rimuovere l'inviluppo. Nelle diverse parti della sospensione è 

 curata una rigorosa simmetria, e sopra tutto l'asticina che attraversa il campo è 

 disposta esattamente verticale per impedire ogni polarizzazione asimmetrica. 



I piccoli dischi che si portano nel campo vengono generalmente diselettrizzati 

 con una fiamma, per eliminare la presenza di masse elettriche estranee, le quali 

 originerebbero forze di traslazione, o momenti di rotazione variabili colla direzione 

 del campo. Così i momenti misurati sono provocati esclusivamente per induzione. 

 Tuttavia le sostanze ordinarie non hanno in genere proprietà dielettriche così per- 

 fette che i fenomeni di polarizzazione siano veramente indipendenti dal tempo sotto 

 l'azione delle forze elettriche. Colla applicazione di un campo continuo si avreb- 

 bero dunque momenti variabili col tempo, e dipendenti da tutte le fasi di polariz- 

 zazione a cui il corpo fu prima soggetto : le misure non potrebbero esser fatte con 

 una grande sicurezza. In un campo, alternato con una frequenza conveniente rispetto 

 alla durata di oscillazione del sistema sospeso, le azioni susseguenti delle forze elet- 



