19 FENOMENI DI POLAIÌIZZAZIONE IN ON CAMPO ELETTROSTATICO UNIFORME 189 



misurare le differenze di potenziale. Siccome le osservazioni furono molte volte 

 ripetute a distanza notevole di tempo , le deviazioni del voltometro elettrostatico 

 di Thomson ad alta tensione in tutta la estensione della scala furono sistematicamente 

 confrontate con quelle di un voltometro per corrente continua di Weston, avente 

 due separati avvolgimenti, rispettivamente per alta e per bassa tensione, inserendo 

 il primo di questi in parallelo col Thomson sui poli estremi della battei'ia; ed inoltre 

 con le indicazioni di un secondo voltometro elettrostatico di Thomson, per bassa 

 tensione, con cui si misuravano le differenze di potenziale parziali delle serie di 

 accumulatori utilizzate. Questi due strumenti di confronto furono poi contemporanea- 

 mente calibrati negl'intervalli corrispondenti della graduazione, utilizzando pel Weston 

 il secondo avvolgimento, e confrontando le resistenze di entrambi, la cui ragione è 

 esattamente 1:5. Le piccole correzioni determinate con entrambi i gruppi di osser- 

 vazioni per le letture del Thomson maggiore risultarono del tutto concordanti. Una cali- 

 brazione diretta di questo apparecchio avrebbe diffìcilmente potuto eseguirsi con una 

 esattezza maggiore, non essendo agevolmente a disposizione una forza elettromotrice 

 perfettamente conosciuta e di ordine abbastanza grande rispetto a quelle che il gran 

 voltometro doveva misurare. Per la calibrazione dei voltometri minori fu preparata 

 di fresco una batteria di elementi Danieli con soluzioni recenti di solfato di rame 

 e di zinco, aventi densità rispettivamente 1,15 ed 1,135, e con rame elettrolitico e 

 zinco ben amalgamato. La forza elettromotrice di parecchi di questi elementi, con- 

 frontati con elementi normali Clark mediante un condensatore normale ed un buon 

 galvanometro balistico, risultò con grande uniformità di 1,098 volt, prendendo pei 

 Clark 1,434 — 0,001 {t — 15°). Colla batteria dei Danieli si determinò la sensibilità 

 di un galvanometro a grandissima resistenza, adoperato a sua volta come voltometro 

 campione. 



9. Io mi limito a dare in dettaglio i risultati di una delle misure di momenti 

 di rotazione in valore assoluto, ricordando sommariamente quelli di alcune altre 



Un disco della lamina pili sottile d'argento — 0,05 mm. — aveva il diametro 

 di 19,74 mm. e gli orli leggermente assottigliati. Esso fu fissato all'asticina di vetro 

 della sospensione mediante gommalacca, con una inclinazione di 45° rispetto ai piano 

 dello specchio. L'orientamento esatto delle lastre di campo rispetto al disco si fece 

 misurando con una forza costante i momenti per due posizioni di piccola inclinazione 

 relativa ed opposta, e trovando per interpolazione la posizione di momento nullo, 

 rispetto alla quale le lastre furono rotate di 45°. Lo schermo metallico in comuni- 

 cazione colla terra circondava tutto il sistema; le lastre distavano 4,56 cm. Il peso 

 complessivo del sistema mobile era 1,037 gr.; la costante della sospensione, come fu 

 determinata, era 2,14. La distanza della scala dallo specchio era 2000 mm.; ogni 

 deviazione in corrispondenza a ciascuna delle tensioni fu letta parecchie volte, veri- 

 ficando dopo ogni lettura la posizione di riposo che non si scostò mai dallo zero piìi 

 di 0,1 0,2 mm. ; l'ordine di grandezza delle deviazioni permette di prescindere da 

 ogni correzione. Il voltometro elettrostatico era connesso direttamente colle lastre, 

 ed i valori effettivi della tensione furono letti unicamente nell'intervallo della scala 

 dove la graduazione è più sicura. Da ognuna delle serie di osservazioni è dedotta la 



