23 FENOMKNI DI POLAUIZZAZIONE IN UN CAMPO ELETTIIOSTATICO UNIKOIIME \9') 



normale alle lastre; da questa retta presa come asse delle ascisse sono portato come 

 ordinate le deviazioni lette. Nelle posizioni estreme gli orli del disco erano quasi in 

 contatto colle pareti metalliche; il momento era ivi circa una volta e mezzo mag- 

 giore che al centro. Solamente lungo un piccolo tratto mediano la deviazione rimase, 

 per quanto i mezzi di osservazione permisero di apprezzarlo, invariata; la proiezione 

 normale del disco utilizzato nelle misure non deve mai eccedere una grandezza di 

 questa natura, perchè esso non occasioni nel campo una perturbazione sensibile. 



Per contro una piccola eccentricità del disco nel suo piano rispetto all'asse di 

 simmetria della sospensione non avrebbe alcun effetto sul momento di rotazione; così 

 io misurai col disco di argento ben centrato una deviazione di 313,3 mm., e col disco 

 spostato lateralmente di circa mezzo raggio 314,4 mm. Se il piano del disco fosse 

 spostato di un piccolo angolo rispetto alla verticale, il coseno di questo entrerebbe 

 come fattore nell'espressione del momento ; questo però può prevenirsi con una accu- 

 rata disposizione del sistema. Si può parimenti constatare di leggeri che le parti 

 esterne del sistema mobile, per azione imperfetta dello schermo, o che l'asticina ver- 

 ticale di vetro penetrante nel campo, per polarizzazione asimmetrica, non abbiano 

 subito alcun momento di rotazione, rimovendo dopo ogni misura il conduttore me- 

 diante un ferro caldo che si accosta semplicemente attraverso ad una finestra late- 

 rale alla saldatura di gomma-lacca, senza toccare altrimenti l'apparecchio. 



Le misure possono dunque farsi con una grande precisione, e quelle citate pos- 

 sono bastare a mostrare la corrispondenza dei valori teorici coi pratici risultati. Una 

 esattezza rigorosa si può conseguire riducendo veramente lo spessore del disco ad 

 un valore insignificante — un centesimo di ram. si dovrebbe poter ancora realizzare 

 con lastre abbastanza rigide di platino — , oppure lavorandone la superficie esterna 

 secondo una forma esattamente elissoidica. La costante dello strumento può allora 

 essere determinata unicamente con misure di lunghezze e di pesi, e l'impiego di esso 

 è di gran lunga più semplice di quello di quasi tutti gli altri apparecchi per misure 

 assolute di questa natura. 



10. Se si tratta solamente di costruire un buon strumento pratico per la misura 

 di differenze di potenziale, da calibrarsi empiricamente in confronto ad altri strumenti 

 normali, ciò che s'è detto basta per trovare in ogni caso una disposizione conve- 

 niente. Difatti, la proporzionalità dei momenti di rotazione al quadrato delle forze 

 elettriche sussiste per tutte le forme dei corpi, ammesso che le piccole variazioni 

 di posizione nel campo non perturbino il fenomeno ; a quest'uopo deve l'asse di mo- 

 mento massimo essere inclinato di 45° rispetto alla direzione della forza. Anelli o 

 strisele metalliche, piccole lamine od aghi sottili, o pezzi piìi pesanti di sostanza 

 buona conduttrice possono essere utilizzati, ed in casi speciali possono presentare 

 speciali vantaggi. Per strisele sottili di metallo, la cui larghezza sia piccola rispetto 

 alla lunghezza verticale, è facile calcolare il momento teoricamente se la ragione 

 delle dimensioni può permettere di considerare queste forme come un caso limite 

 di un elissoide appiattito ed allungato, oppure di un cilindro elittico indefinito. Può 

 dimostrarsi così, e l'esperienza conferma, che il momento di rotazione è proporzionale 

 alla prima potenza della lunghezza, ed alla seconda della larghezza trasversale. Così 

 con una lastrina sottile di rame larga 5 mm. io misurai un momento 505,0 quando 

 Seeie n. Tom. XLV. z 



