25 FENUMliNI DI POl.AltlZZAZION'H IN UN CAMl'u HLUT'lliOSTAtlCO L' N IKO 11 M K 195 



estei-ne, ed assai meno stabile che colle sospensioni bifilari di ogual sensibilità. Pro- 

 prietà elastiche eccellenti posseggono i fili sottilissimi di quarzo, che qui pure furono 

 sperimentati; essi non possono però sopportare che pesi molto esigui, e richiedono 

 una grandissima cura nei maneggio degli apparecchi. 



Le sospensioni bifilari offrono il vantaggio singolare che la coppia direttrice, 

 mediante variazione del peso o della distanza dei fili, può essere variata a piacere. 

 Così colla sospensione precedente, ridotti i fili alla distanza di 1 mm., e cresciuta 

 al doppio la lunghezza di essi, oppure della lastrina metallica, si sarebbero misu- 

 rati 2 volt con una deviazione di circa 6 mm., ed una eguale si sarebbe avuta 

 con una larghezza due volte minore della lastrina indotta e del campo, ammesso 

 che nna ragione costante possa sussistere tra le due senza causare perturbazioni 

 marcate: in questo caso però le dimensioni delle lastre e dell'apparecchio potrebbero 

 essere di gran lunga ridotte. Per contro, aumentando il peso e scostando i fili, od 

 adottando un conduttore indotto di dimensioni convenientemente piccole, si potreb- 

 bero collo stesso apparecchio misurare colla stessa precisione le tensioni più elevate 

 che nelle esperienze possano intervenire, avendo di più il vantaggio di poter eseguire 

 la calibrazione ad una tensione moderata, e di poter tuttavia per ogni sensibilità 

 adottata disporre di un intervallo assai ampio per le misure. Vantaggi di questa 

 natura si può dire che possiedano unicamente le bussole delle tangenti tra gli appa- 

 recchi di misura da laboratorio; l'impiego di queste però per la misura assoluta 

 delle correnti richiede la conoscenza di una forza magnetica, la cui determinazione 

 è di gran lunga più laboriosa e meno sicura. Uno smorzatore opportuno ad olio o di 

 altra natura rende singolarmente comodo l'impiego dell'apparecchio, che può essere 

 preparato con grandissima semplicità, e tuttavia applicarsi per la sua precisione 

 alle ricerche più delicate. 



V. — Misura della costante dielettrica di corpi solidi. 



11. I fenomeni di polarizzazione osservati per la prima volta da Graetz e Fomm 

 offrono un mezzo semplice ed elegante per determinare il potere induttore specifico 

 di dielettrici solidi. Difatti i momenti di rotazione, di cui è questione qui, sono per 

 una data forma del corpo ed intensità del campo ed orientamento relativo di essi 

 esclusivamente funzione della costante dielettrica. Dessa funzione è abbastanza sem- 

 plice perchè questa costante si possa dedurre da quei momenti, se la forma del corpo 

 è esattamente elissoidica: questo però costituisce precisamente una delle difficoltà 

 principali dell'applicazione pratica del metodo. Non potendosi portare in un campo 

 a piccole dimensioni che una quantità molto limitata di sostanza polarizzabile, la 

 lavorazione in forma esatta di elissoide non è agevole, e, se una forma molto di- 

 versa da quella teorica si adotta, la polarizzazione degli elementi della massa non 

 è più uniforme, ed il calcolo dei momenti è molto più laborioso. La forma di dischi 

 circolari o di asticine cilindriche proposta dai due autori, e che è l'unica pratica 

 che si accosti in qualche misura alla forma teorica, presenta tuttavia tali divergenze 



