198 LUIGI LOMBAKDI 28 



adoperati a constatare la esattezza della compensazione ottenuta collo spostamento 

 delle armature. 



Sopra la variazione dell'energia del sistema per effetto delle forze elettriche si 

 fonda il metodo originale di Trouton e Lilly (1), i quali misurarono il momento di 

 rotazione esercitato sopra un ago dielettrico da un sistema di quadranti caricati a 

 potenziale diverso, e lo espressero in funzione della variazione di capacità. J. Lefèvre(2) 

 ha constatato che l'introduzione di una lastra dielettrica, avente lo spessore c^ e la 

 costante |u, tra le sfere elettiizzate di una bilancia di torsione ne aumenta la attra- 

 zione nella stessa misura che una diminuzione della distanza nell'aria d'una quantità 



d . Questo vale naturalmente anche per le armature di un condensatore , e 



S. Lefèvre (3) dedusse precisamente la costante dielettrica dalla variazione della 

 attrazione di due lastre metalliche, caricate a potenziale costante, quando una lastra 

 di coibente era introdotta tra di esse, essendo una solidale al piatto di una bilancia 

 sensibile. Questo metodo e parecchi dei primi citati, alcuni dei quali richiedono l'im- 

 piego di mezzi molto semplici e la misura di due sole grandezze, sono però compli- 

 cati dalla necessità di conservare un'altra grandezza variabile ad un valore costante. 



Il metodo di misura ideato da Graetz e Fomm ci dà modo di apprezzare con 

 molta sensibilità i valori relativi di due forze elettriche, e quindi anche in condi- 

 zioni speciali di due capacità. Per realizzare in questa forma un metodo di compen- 

 sazione basterebbe misurare nello spazio d'aria tra le armature di un condensatore 

 la forza elettrica mediante le deviazioni di un corpo polarizzabile, adoperato come 

 elettroscopio, e ridurla allo stesso valore dopo l'introduzione di una lasti'a dielettrica 

 collo spostamento di una delle pareti. Si incorrerebbe nell'inconveniente di aver mo- 

 dificate le condizioni del condensatore rispetto ai corpi esterni, rendendo, come in 

 alcuni dei metodi precedenti, meno sicuri i risultati se non si ricorresse all'impiego 

 di sistemi completamente chiusi; di più si dovrebbe fondare tutta la misura sull'ap- 

 prezzamento di una lunghezza molto piccola, come in quasi tutti quei metodi suc- 

 cede. Molto più semplicemente noi possiamo tenere costante la distanza delle lastre, 

 fissandole in una posizione relativa invariabile, e determinare la variazione della 

 forza mediante quella delle deviazioni lette, misura che può farsi con grandissima 

 facilità ed esattezza. 



La variazione della forza elettrica nello spazio d'aria non occupato dal dielet- 

 trico si esprime direttamente in funzione della variata capacità. Essendo la varia- 

 zione di questa, per la introduzione di una lastra dielettrica di spessore d e di 

 eostante \x tra le lastre distanti l, equivalente a quella che produrrebbe la diminu- 

 zione della distanza medesima di una quantità d, l'eguaglianza della differenza 



di potenziale sulle lastre nei due casi espressa in funzione della foi'za K dà sempli- 

 cemente : 



(1) • PhUos. Mag. „ (5) 33, 1892. 



(2) ' Clompt. remi. „ 113, 1891. 



(3) " Compt. rend. „ 114, 1892. 



