35 FENOMENI DI POLARIZZAZIONE IN ON CAMPO ELETTROSTATICO UNIFOUME 205 



14. Nelle misure telegrafiche si confrontano sovente capacità mediante resistenze 

 di paragone, combinate in una disposizione analoga al Ponte di Wheatstone, in modo 

 che due resistenze costituiscano i due primi lati del parallelogramma, e due conden- 

 satori i lati opposti. Se le due resistenze sono inversamente proporzionali alle 

 capacità, quando queste vengono caricate o scaricate attraverso a quelle mediante 

 la stessa forza elettromotrice, il cui circuito si chiude tra i vertici opposti del paral- 

 lelogramma, i punti d'innesto delle resistenze colle prime armature restano in ogni 

 istante a potenziale eguale, ed un galvanometro sensibile insolito tra di essi non dà 

 alcuna deviazione. Il metodo è conosciuto sotto il nome di De Sauty (1) ed Haze- 

 brook (2) ne dimostrò l'esattezza nel caso in cui si utilizzi una forza elettromotrice 

 permanente. 



Il prof. H. F. Weber (3) ha però dimostrato che l'equilibro elettrico tra i due 

 secondi vertici opposti del parallelogramma può ancora sussistere in ogni istante 

 quando tra i due primi si fa agire una forza elettromotrice alternata con una fre- 

 quenza ed una forma qualunque, se la ragione inversa di proporzionalità è verificata 

 non solo tra le resistenze e la capacità, ma anche contemporaneamente tra queste 

 ed i coefficienti di selfinduzione dei primi rami corrispondenti del ponte. Si ammette 

 che nei secondi rami le unioni delle armature coi punti di nodo non posseggano 

 resistenza o selfinduzione apprezzabile, e che i primi non esercitino alcuna induzione 

 mutua tra di loro. In tali condizioni quell'equilibrio può essere verificato per mezzo 

 di un telefono, ed il metodo avere una grandissima sensibilità. 



Per realizzare le condizioni accennate bisognerebbe disporre di un sistema di 

 resistenze senza selfinduzione, od almeno di resistenze aventi una selfinduzione pro- 

 porzionale. Siccome anche le spirali bifilari avvolte colla massima cura hanno sempre 

 un coefficiente di selfinduzione apprezzabile, è molto piìi facile soddisfare alla seconda 

 condizione detta mediante un sistema di lunghi fili sottili, distesi parallelamente a 

 zigzag in tratti molto vicini ed equidistanti in un medesimo piano. Il coefficiente 

 di selfinduzione totale, che si può calcolare facilmente, risulta proporzionale alla 

 lunghezza complessiva, alla quale è parimenti proporzionale la resistenza se il filo è 

 omogeneo. L'azione mutua dei due rami del ponte così costituiti può rendersi asso- 

 lutamente nulla collocando questi in piani paralleli normalmente uno all'altro, oppure 

 farsi trascurabile disponendoli parallelamente nello stesso piano, a distanza media 

 notevole rispetto a quella di ciascuna coppia di fili. 



Con un sistema di questa natura Palaz (4) studiò le proprietà dielettriche di 

 parecchi liquidi, e la variazione del potere induttore specifico in funzione della tem- 

 peratura. Il metodo possiede eifettivamente una sensibilità eccezionale, ed ancora 

 nel confronto di capacità dell'ordine di alcuni diecimillesimi di microfarad lascia 

 apprezzare con sicurezza variazioni relative di alcuni diecimillesimi. Io utilizzai un 

 sistema analogo, costituito da due gruppi di 10 fili ciascuno, aventi una lunghezza 



(1) Clark a. Sabine, Mect. tabi. a. formut, 1871. 



(2) ' Phil. Mag. „ (5), 11, 1881. 



(3) " Lezioni sulle Oscillazioni elettrielie „, 1883. 



(4) Thèse de Doctorat. Zurich, 1886. ' Bull, de la Soc. vaud. des Se. nat. ,, XXII, 94. 



