206 LOIGI LOMBARDI 36 



di 2 X 12 m., ed un diametro di pochi decimi di millimetro, d'argentana, con una 

 resistenza di circa 400 olim. Questi iìli sono distesi in una delle sale piìi ampie del 

 laboratorio in contiguità della volta sopra piccoli isolatori di porcellana, a distanza 

 rispettiva di 1,5 cm., e scendono coi due rami paralleli lungo una delle pareti facendo 

 capo a tanti pozzetti di mercurio per le opportune connessioni. Due sistemi niitìoi'i 

 di fili identici ed equidistanti sono distesi sopra una intelaiatura di legno lunga 1,80 m., 

 dove sulle coppie esti'eme corre un contatto a mercurio sopra una scala graduata, 

 permettendo di conseguire con facilità qualsiasi rapporto di lunghezze, e quindi di 

 resistenze. Queste sono determinate per ciascuno dei fili principali e di quelli aggiunti, 

 e per le coppie estreme in corrispondenza ad ogni spostaihento del corsoio di 30 cm., 

 in modo da poter avere per interpolazione valori molto approssimati. Tra i punti 

 dove queste resistenze fanno capo alle prime armature dei condensatori è inserito 

 uh telefono sensibile : gli altri due capi sono riuniti in uh punto, e ad un altro sono 

 connesse mediante fili grossi e corti le seconde armature; tra essi è inserito un 

 apparecchio d'induzione, il cui primario è alimentato da alcuni accumulatori. La posi- 

 zione del contatto mobile corrispondente al silenzio del telefono, od al tono miriinio 

 di esso, si può trovare con sicurezza a meno di alcuni centimetri: l'approssimazione 

 delle misure è così di circa uno per mille. Una esattezza maggiore può conseguirsi 

 coll'esercizio, ma qui non fu cercata, essendo impossibile averne una simile in tutti 

 gli altri elementi delle misure. 



I piccoli condensatori erano costituiti da lastre sottili delle sostanze da esami- 

 nare, colle armature direttamente aderenti. Queste lastre erano state preparate con- 

 temporaneamente a quelle esaminate nel campo elettrostatico, con un'unica fusione 

 delle sole sostanze che a ciò meglio si prestavano per la loro omogeneità. Le prime 

 'lastre avevano superficie troppo piccola , e troppo grande spessore, per permettere 

 esse stesse una misura di capacità molto approssimata. Io non credetti nemmeno di 

 dover ricorrere a condensatori con strato d'aria tra le armature, esterno al dielet- 

 trico, desiderando appunto di avere la più grande sensibilità, e parendomi interessante 

 di verificare se e fino a qual misura l'impiego, quale è fatto qui, di correnti alternate 

 a moderata frequenza possa ritenersi influenzato dai fenomeni di lenta polarizzabilità 

 dei dielettrici, o dalla penetrazione della càrica nella massa di essi. Se una pene- 

 trazione avesse luogo pel contatto delle armature col coibente, misurandosi qui 

 veramente le masse elettriche che si conducono a queste si avrebbero dei valori 

 sistematicamente più grandi di quelli da!ti dal metodo precedente, o da altri dove il 

 dielettrico resta dalle armature assolutamente isolato. I risultati paiono mostrare che, 

 con una fi-equenza dell'ordine realizzato qui — il rocchetto d'induzione aveva un 

 interruttore a martellò ordinario ed a molla — , la quale era poco diversa dà quella 

 ottenuta pel campo elettrostatico col commutatore, i fenomeni detti hanno un'impor- 

 tanza assai piccola. Se i dielettrici dei due condensatóri che si confrontano hanno 

 una lenta polarizzabilità diiferente, oppure se uno di essi è un isolante imperfetto, 

 non è più possibile ottenere nel telefono un silenzio perfetto, ed il proporzionamento 

 delle resistenze deve farsi scegliendo il valore relativo che corrisponde al tono minimo. 

 Però per le sostanze qui adoperate, e nella forma in cui esse erano state preparate, 

 inconvenienti di questa natura non si pronunciarono. 



Come fu già accennato, il foglio stesso di stàgfn'ola su cui le làsti'e sottili erano 



