37 FENOMENI DI POLAUIZZAZIONE IN UN CAMPO ELETTROSTATICO UKIFOUME 207 



state colate serviva pei piccoli condensatori come una delle armature: solo ne veni- 

 vano presso gii orli esportate delle striscio di poca larghezza per assicurare un )3uon 

 isolamento, e permettere una misura piìi esatta della superficie. Come seconda 

 armatura, essendo difficile distendere sulla superficie anteriore in modo perfetto un 

 altro foglio di stagnola, utilizzai generalmente la stessa grossa lastra d'ottone su 

 cui le lastre erano state preparate, e che aveva una superficie molto regolare ; ada- 

 giandovi le lamine sottili di dielettrico capovolte, e lasciando agire su tutta la 

 superficie di queste una pressione uniforme conveniente, si otteneva una adesione 

 perfetta. Le determinazioni dello spessore si facevano dopo finite quelle di capacità, 

 ripartendo le lamine in strisele in modo da rendere tutti i punti accessibili alla 

 misura colla vite micrometrica; i numerosissimi valori misurati per ogni lastra non 

 differivano mai dal medio piìi di alcuni centesimi, cosicché anche questo elemento 

 poteva ritenersi noto con una approssimazione maggiore di 1 %. 



Le capacità furono, calcolate semplicemente colla formola rigorosa per superficie 

 indefinita : 



perchè secondo Maxwell (1) la correzione dovuta agli orli, sui quali la densità elet- 

 trica è maggiore che nelle parti centrali della superficie, equivale ad un aumento 

 della superficie effettiva d'una striscia ricorrente attorno agli orli, ed avente una 



larghezza — ; nel caso attuale questa correzione non supererebbe pochi millesimi. 



Per la misura col metodo accennato io mi servii esclusivamente come capacità 

 di confronto d'un condensatore ad aria, costituito di due cilindri d'ottone coassiali, 

 come Palaz adoperava per armature dei suoi condensatori a liquido. Le superficì 

 confrontanti sono lavorate al tornio con grande esattezza, e ricorrono ad una 

 distanza uniforme di 1 mm., separate, quando i due cilindri si avviluppano completa- 

 mente, da piccole sporgenze d'ebanite fisse alla parete esterna. Per avere una capacità 

 di ordine non molto piìi grande di quelle da misurare, io lasciai il cilindro interno 

 penetrare solamente in parte nell'esterno, fissando le due pareti in posizione invariabile 

 mediante piccoli cunei di ebanite. 



Nella tabella che segue sono riuniti i risultati dettagliati delle misure di con- 

 fronto delle piccole capacità da studiare con quelle del cilindro campione, coll'indi- 

 cazione per ogni misura delle resistenze di paragone, a fine di mostrare la corrispon- 

 denza dei valori che il metodo permette facilmente di conseguire. 



(1) Treatise on El. a. Mag., I, 202. 



