208 



LUIGI LOMRARDI 



38 



Dielettrico 



1" misura 



2"^ misura 



'ò^ misura 



C:C' 



Cera bianca . 

 Paraffina . . 

 Stearina . . . 

 Solfo .... 

 Colofonio . . 





2726 __ „., 

 3346 - O.8I0 



2188 ,-,„,„ 



2930 = 0.746 



2931 - 0.0/6 



3097 _ Ao-,5> 

 3816 - 0-«l^ 



3369 = 0.662 



2292 r.Q.n 

 2807 ^ 0.816 



1862 _ 



2494 - 0-746 



SS = o-s" 



1879 ^ „„ , 

 2830 = 0.664 



0.816 

 0.746 

 0.577 

 0.812 

 0.664 



Ora la capacità del cilindro campione fu determinata in valore assoluto, confron- 

 tandola con un condensatore normale a mica mediante un galvanometro balistico e 

 cariche a tensioni differenti. La natura del dielettrico permetteva qui difatti di pre- 

 scindere da qualsiasi fenomeno di lenta polarizzabilità; così Pellat (1) trovò la carica 



di un condensatore ad aria dopo ^^^ di 1" completa. Qui si poteva dunque ammet- 

 tere che la capacità utilizzata nelle misure colla corrente alternata a piccola fre- 

 quenza non presentasse differenza di sorta da quella apparente con carica continuata. 

 Effettivamente era impossibile apprezzare una variazione dell'elongazione di scarica 

 quando la durata di carica era variata entro i limiti permessi dal giuoco di un com- 

 mutatore a mercurio, mediante il quale la scarica si poteva eseguire alla minima 

 distanza di tempo dalla carica. Questa avvertenza non può trascurarsi , trattandosi 

 di capacità eccezionalmente piccole che richiedono l'impiego di tensioni elevate, 

 perchè la diminiizione della carica per ogni leggera imperfezione d'isolamento si fa 

 tanto più rapida quando è più piccola la ragione di quei due elementi. II confronto 

 diretto della capacità del cilindro con una normale mediante il telefono era impos- 

 sibile, non avendosi a disposizione condensatori campionati di capacità abbastanza 

 esigua; come nella misura delle resistenze col ponte, la precisione del metodo è tanto 

 minore quanto più differisce l'ordine delle grandezze da confrontare. 



Un galvanometro balistico di Siemens in una lunga serie di osservazioni diede 

 una prima elongazione di scarica di 31,2 mm. quando il cilindro era caricato £fd una 

 differenza di potenziale di 140,8 volt, misurata con un voltometro Weston. La 

 scarica di un condensatore normale a mica di 0,1 mF., caricato con un elemento 

 normale Clark a 15", dava una elongazione di 46,4 mm. La capacità del cilindro 

 era dunque 



"^.l'iìloT = 0.000685. F. 



(1) " Joum. de Phya. „ 10, 1881. 



