214 LUIGI LOMBARDI 44 



moderato. Ciascuno di essi offre anche vantaggi speciali, che in speciali circostanze 

 possono farlo preferire. 



La misura diretta di capacità è per principio la più ovvia, e domanda anche 

 mezzi relativamente semplici, ammesso che si disponga di una piccola capacità cam- 

 pionata. Il metodo si presta meglio tra tutti a studiare le variazioni delle proprietà 

 dielettriche sotto l'influenza variata di condizioni esterne, come la temperatura, la 

 pressione, l'induzione magnetica. Solo potrebbero essere i risultati infirmati da una 

 conduttività notevole del coibente, se non si volesse ricorrere a condensatori con un 

 sottile strato d'aria oltre al dielettrico solido. Il metodo potrebbe essere applicato 

 come uno degli ordinari di compensazione per risparmiare la misura delle resistenze, 

 ed in parte le sottili avvertenze in riguardo alla selfinduzione ; esso richiederebbe 

 però allora, per poter dare risultati soddisfacenti , condensatori ad armature più 

 grandi, e quantità più notevoli di dielettrico. 



Questo in parte vale già pel metodo delle lamine nel campo elettrostatico, seb- 

 bene la disposizione possa scegliersi in modo da sperimentare sopra quantità abba- 

 stanza esigue di materiale. D'altronde, se l'impiego di metodi di questa natura può 

 essere precluso quando si tratti di masse limitatissime di sostanza, esso offre per i 

 dielettrici ordinarii il vantaggio di essere meno influenzato dalle piccole inomogeneità. 

 Nel campo, potendosi tenere le lamine perfettamente isolate, l'influenza di una con- 

 duttività relativamente grande della sostanza è trascurabile, quando le condizioni 

 superficiali non siano tali da alterare i fenomeni d'induzione elettrica nell'interno 

 della massa. Siccome le deviazioni che si misurano dipendono esclusivamente dalle 

 condizioni dell'apparecchio, quando è data la tensione, si possono sempre scegliere 

 queste in modo che una differenza di potenziale molto piccola basti per ottenere una 

 sufficiente sensibilità. L'impiego di tensioni alternate non è d'altronde necessario, e 

 la costanza delle tensioni adoperate può sempre essere con molta facilità controllata, 

 anche se mancano i mezzi di determinarne il valore assoluto. Per contro si offre qui 

 la possibilità di utilizzare anche tensioni elevatissime, e frequenze variabili a pia- 

 cimento, ciò che col telefono non sarebbe realizzabile. 



Il metodo di Graetz e Fomm richiede in via assoluta l'impiego delle tensioni 

 più elevate, stante il piccolo ordine di grandezza dei momenti per induzione svilup- 

 pati; tuttavia, se la sospensione ha una sensibilità conveniente, alcune centinaia di 

 volt sono sufficienti, ed esse sono in generale a disposizione in qualunque laboratorio. 

 Per contro possono essere anche qui utilizzate le frequenze e tensioni più grandi, 

 solo devono queste potersi misurare in valore assoluto. Il vantaggio principale del 

 metodo sta nella quantità piccolissima di dielettrico necessaria, ed esso lo rende 

 prezioso per lo esame di sostanze rare, e pel confronto delle proprietà elettriche con 

 quelle ottiche dei corpi in genere, e di quelli anisotropi in specie, potendo con mag- 

 giore facilità dare risultati più sicuri del metodo di Boltzmann (1) fondato sull'azione 

 d'una sfera conduttrice elettrizzata sopra una piccolissima sfera di dielettrico indotta. 



Una grandissima sensibilità possiede il metodo di Graetz per studiare la dipen- 

 denza del potere induttore specifico dei dielettrici ordinarii dalla lunghezza delle onde 



(1) " Wien. Ber. „ (2), 67, 68, 70, 1873-74. 



