53 FENOMENI DI POLàRIZZAZIONE IN UN CAMPO ELUTTROSTATICO UNIFORME 223 



per la sospensione, la sensibilità è invariata in presenza dell'aria e del liquido. Se 

 la sospensione è bifilare, basta per determinare la variazione prodotta dall'immer- 

 sione conoscere il peso del volume di liquido spostato in rapporto al peso totale della 

 sospensione, rapporto che può farsi però, con una forma opportuna dell'elettroscopio, 

 piccolo a piacimento. Per contro la sospensione bifilare permette di variare a piacimento 

 quella sensibilità nella ragione semplice di due pesi o di due distanze di fili, e può 

 agevolare molto le osservazioni nel caso in cui si studiino liquidi la cui costante è 

 elevata, se non possa comodamente variarsi tra limiti vasti la tensione adoperata. 



La quantità di liquido richiesta per le misure non è veramente del tutto esigua, 

 ma non è nemmeno molto più grande di quella che in tutti i metodi precedenti è 

 necessaria, potendosi variare a piacimento lo spazio del campo, e tuttavia conformar 

 questo in modo che la distribuzione della forza sia con tutta l'approssimazione uni- 

 forme. Per contro, se non si tratta di liquidi rari o costosi, si può considerare 

 l'impiego d'una quantità notevole di essi come più vantaggiosa, tanto più che le 

 superfici di metallo che devono venire in contatto col liquido possono essere in rela- 

 zione alla massa totale molto limitate, e farsi nel modo più semplice accessibili per 

 conservarle colla massima cura. Anche se i liquidi hanno una conduttività note- 

 vole, si può sempre dare agli elettrodi una forma ed una distanza opportuna per 

 limitare sufficientemente le correnti che attraversano il sistema, ed i fenomeni 

 elettrolitici che ne conseguono. 



r. Kohlrausch (1) ha mostrato che un elettrolito offre al passaggio di correnti 

 alternate una resistenza la quale eccede la resistenza ohmica di una quantità 

 proporzionale al quadrato del rapporto tra la sua conduttività e la frequenza delle 

 alternanze. Heerwagen (2) nelle sue accurate misure della costante dielettrica del- 

 l'acqua coll'elettrometro differenziale introdusse la correzione corrispondente a quella 

 forza elettromotrice di polarizzazione che si sviluppa nel liquido. La correzione è 

 però solo di alcuni millesimi nelle misure da lui fatte con una frequenza moderata 

 — 40 ad 80 periodi per 1" — , e con acqua distillata avente un potere conduttore 

 specifico relativo al mercurio dell'ordine di 3 X 10"^° unità; quindi si può sempre da 

 essa prescindere per liquidi buoni isolanti. Io la omisi anche per l'acqua, avendo 

 istituito solo alcune misure per verificare l'applicabilità del metodo a determinazioni 

 pratiche di questa natura sopra liquidi di costante molto disparata. 



Io utilizzai a quest'uopo due lastre sottili d'ottone, sortite con una bella poli- 

 tura dal laminatoio, aventi superficie di 12 X 25 cmq., tenendole mediante pezzi 

 d'ebanite fisse contro le pareti parallele all'interno di un truogolo di vetro largo 

 22 mm. e profondo quant'erano alte le lastre. In ricerche ulteriori, per limitare mag- 

 giormente le correnti di conduzione anche coli' applicazione di tensioni più elevate, 

 ricorsi ad un altro recipiente parallelepipedo di vetro, più piccolo e più largo, dove 

 le lastre metalliche di 10 X 12 cmq. erano fissate mediante lamine di vetro ad una 

 distanza di 5 cm. In questo apparecchio si poteva utilizzare come elettroscopio un 

 piccolo disco metallico: nel primo adoperai esclusivamente una lastrina d'ottone di 



(1) " Pogg. Ann. „ 148, 1873. 



(2) Loc. oit. 



