SDLLE PROPRIETÀ TEKMICHE DEI VAPORI 245 



Secondo metodo. 



9. Anche nel secondo metodo si faceva uso del dilatometro, col vantaggio 

 rispetto al primo metodo, che non si doveva cambiare tanto spesso come in questo 

 la quantità di liquido in studio; e che inoltre era assolutamente trascurabile e 

 costante il volume occupato dal vapore nello strumento. 



10. I bulbi dei due dilatometri A e B adoperati l'uno per le basse, l'altro per 

 le alte temperature, avevano rispettivamente le capacità di 10 cent. cub. e di 8 cent, 

 cub. cii'ca, ed erano muniti di cannello assai lungo (intorno a 35 cent.). 



I coefficienti di dilatazione dei dilatometri, ch'erano stati costruiti ambedue con 

 gli stessi tubi di vetro, erano uguali ai 



0,00002563 fra 0° e 100° C. 

 0,00002695 , „ „ 162° 

 0,00002876 „ „ „ 242° 



E i coefficienti d'aumento di capacità per effetto della pressione d'un' atmosfera, 

 erano : 



0,0000157 alla temperatura di 100° C. 

 0,0000173 „ „ „ 162° 



0,000020é „ „ „ 242° 



11. L'estremità libera del cannello graduato era stata di poi saldata ; p 

 ad un tubo di vetro t robustissimo (fig. S^') che alla sua volta era congiunto 

 ad un altro tubo più largo T, ripiegato in basso a forma di U. Il tubo t era 

 immasticato nel dato di chiusura superiore (M) d'una pompa di Cailletet. 

 E per evitare che il tubo medesimo avesse a scivolare dentro il dado sotto 

 lo sforzo della pressione esercitata nella pompa, esso era munito in ì d'un 

 ingrossamento che si adattava nell'apposito incavo del dado. 



Quando M veniva adattato alla bocca della pompa, il tubo T natural- 

 mente era immerso nel corpo della pompa stessa; come vedesi nella fig. 4-'' ; 

 cosicché — quando l'apparecchio era collocato a suo posto — il bulbo L 

 veniva a trovarsi al disopra del cannello graduato. Lo stesso bulbo infine 

 era sormontato da un piccolo tubetto terminato in punta acuminata e 

 lunga (P). ^'^- ^'• 



La pompa ed il tubo T erano stati riempiti di mercurio puro; il quale si faceva 

 penetrare anche in t e nel cannello C, dove poteva ricevere spostamenti piccolissimi, 

 mediante stantuffo a vite, di cui era munita la pompa. 



Al disopra del mercurio l'apparecchio veniva riempito del liquido da studiare. 

 A tal uopo la punta P veniva rotta in cima e le si adattava poi una canna piena 

 di liquido, come quella descritta al § B (fig. l''). Col riscaldamento si faceva pene- 



