ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ ЗА 1908 Г. 53 



Такимъ образомъ видно, что барометръ № 547 изм'бнилъ лишь мало свою поправку; 

 тогда какъ барометръ № 310, невидимому, увеличилъ свою поправку на 0.09 мм. 



Перемена эта, должно быть, произошла уже съ самаго начала поездки, такъ какъ 

 при первомъ же ряде сравненш въ Стокгольме, обнаружилось разногласие между обоими 

 барометрами, именно въ смысле увеличешя поправки барометра № 310 приблизительно 

 на 0.1 мм. 



2) Продолжались упоминавнпяся въ прежнихъ отчетахъ сравнешя актинометровъ и 

 пиргелшметровъ. Было обращено внимаше на изменчивость поправокъ миллиамперметровъ, 

 употребляющихся при наблюдешяхъ по компенсационному пиргелшметру Онгстрема. Непри- 

 нят! е въ разсчетъ этого обстоятельства можетъ повлечь за собой ошибки въ 2°/ — 3%. На 

 будущее время предположена ежегодная (или даже чаще) проверка миллиамперметровъ. 

 Упомянутая выше командировка Д. Ф. Нездюрова была вызвана желашемъ иметь и въ 

 другихъ мЬстахъ правильно поставленный актинометричесшя наблюдешя. Накопившшся 

 въ Константиновской Обсерваторш матер1алъ уже достаточенъ для нвкоторыхъ выводовъ. 

 Предположено въ ближайшемъ будущемъ приступить къ полной обработке имеющихся 

 актинометрическихъ наблюдешй. 



3) Въ дополнеше къ имеющемуся материалу сравненш различныхъ психрометриче- 

 скихъ установокъ делались наблюдешя въ будкахъ «англшскаго» типа. 



Нормальных магнитный наблюдешя производились въ отчетномъ году по гЪмъ же 

 приборамъ и въ томъ же объеме, какъ и въ прошломъ году. 



Начатыя въ прошломъ (1907) году сравнешя нормальныхъ приборовъ разныхъ 

 Обсерваторш съ нормальными приборами Константиновской Обсерваторш продолжались и 

 въ отчетномъ году. Съ приборами, о которыхъ подробно сообщено въ отчете за прошлый 

 годъ, произведены С. И. Савиновымъ, между 23 мая и 2 1юля, сравнешя въ Екатерин- 

 бурге и Иркутске. 



Затемъ съ темъ же теодолитомъ, но другимъ индукщоннымъ инклинаторомъ, такъ 

 какъ первый инклинаторъ вращался очень туго вокругъ вертикальной оси, производились въ 

 першдъ времени съ 20 августа по 15 ноября сравнешя магнитныхъ приборовъ въУпсале, 

 Родесгау (близъ Копенгагена), Кью (близъ Лондона), Потсдаме и въ Кракове. 



Въ настоящее время произведенный сравнешя обрабатываются, и результаты ихъ 

 будутъ сообщены въ отдельномъ отчете. 



Здесь можно только сообщить, что сравнешя везде удалось произвести при самыхъ 

 благопр1ятныхъ местныхъ услов1яхъ и въ должной полноте. Приборы перевозились съ 

 места на место съ соблюдешемъ всехъ возможныхъ предосторожностей, благодаря чему 

 они возвратились безъ малейшей порчи. Благодаря такому уходу, показашя приборовъ, 

 какъ показываютъ предварительный, еще не полныя, вычислешя, остались въ нределахъ 

 допустимыхъ погрешностей одни и те же. 



Летомъ отчетнаго года некоторые изъ служащихъ Обсерваторш приняли учаспе въ 

 производстве организованныхъ Главпымъ ГидрограФическимъ Управлешемъ магнитныхъ 



