108 



Ы. РЫиАЧКИЪ. 



ДЛЯ 11С1)едвижен1я барабаноы. вдоль оси для Гха-Ье экономнаго пользоваи!» бумагой. Все 

 это было иами опять-таки перестроено, благодаря чему уходъ за ириборомъ значительно 

 упростился, и у пасъ почти не встречается теперь пробЬловъ пгь соскакиван1я барабаиовь 

 съ оси и т. п., рапЬе довольно частыхъ. 



Зат'Ьмъ, намъ пришлось пос1роить новое приспособление для записи температуры помЬ- 

 щеп1Я.По идсЬ Г. И. Вильда никакой регистрац1и температуры въ этомъ прибор-Ь не требуется, 

 такъ какъ, во-первыхъ, температура пом'Ьш,ен1я должна бы поддерживаться бол-Ье или мен-Ье 

 одинаковой, во-вторыхъ, и биФиляръ, и Лойдовы в-Ьсы снабжаются компепсац1ей. Въ нашемъ 

 случа'Ь первое услов1е не могла быть соблюдено, такъ какъ колебан1я температуры въ 

 пом'Ьщен1п, всл'Ьдств1е особенностей здан1я,гд'Ь магнитограФЪ помещается, довольно велики. 

 Второе условхе, вообще говоря, почти невыполнимо въ точности, такъ что известное вл1ян1е 

 температуры неизбежно. Поэтому намъ пришлось построить особый небольпюй термо- 

 граФъ и въ видахъ удобства обработки записей магнитографа применить ФотограФическш 

 способъ записи. Такъ какъ комненсацгя Лойдовыхъ в-Ьсовъ, сравнительно старой конструк- 

 щи, у насъ мен^е совершенна, ч-Ьмъ такое же приспособлен1е двунитнаго прибора, то мы 

 соединили этотъ термограФъ съ Лойдовыми в-Ьсами. Въ томъ же магнитографе въ течее1е 

 отчетнаго года мы перешли отъ керосиноваго освещенхя къ освещенхю денатурирован- 

 нымъ спиртомъ, благодаря чему устранились совершенно возможность копоти, время отъ 

 времени при керосиновыхъ ламнахъ неизбежной, и замечавшееся ранее по временамъ 

 смещеи1е кривыхъ при постановке новыхъ лампъ. Теперь мы оставляемъ горелку все 

 время на месте до перемены колпачка (что бываетъ необходимо приблизительно черезъ 

 4 — 5 педель), такъ какъ спиртъ подливается въ резервуаръ, не прекращая горен1я лампы. 



Накоиецъ, последнее нриспособленхе было внесено нами въ этотъ приборъ для пре- 

 дупрежден1я лицъ, ухаживающихъ за приборомъ, о томъ, что часы своевременно не были 

 заведены. Это простое приспособлен1е съ электрическимъ контактомъ, замыкающимся отъ 

 нажима тяжелой гири часовъ магнитографа, несколько разъ въ течен1е года предупредило 

 остановку часовъ среди сутокъ. 



Въ сейсмическихъ наблюден1яхъ Обсерваторш въ отчетномъ году намъ удалось ввести 

 значительное усовершенСтвованхе, благодаря вновь пр1обретеннымъ часовымъ механизмамъ, 

 предназначеннымъ, взаменъ старыхъ работы Боша, для вращен1я барабановъ съ бумагой въ 

 Страсбургскихъ маятникахъ. Новые движущ1е механизмы сделаны были весьма тщательно 

 и солидно по особому заказу механикомъ Отто ТепФеромъ въ Потсдаме; благодаря ихъ 

 надежному и правильному ходу, значительно облегчился отсчетъ записей сейсмограФОвъ во 

 второй половине этого года. Къ сожалеи1ю, до настоящаго времени мы не получили еще 

 давно уже намъ высланныхъ часовъ для отметки времени на техъ же приборахъ. Въ этомъ 

 представляется известная надобность, такъ какъ существующ1е часы работы Боша съ 

 минутными контактами представляются далеко не удовлетворительными. 



Затемъ, въ конце года мы перешли отъ бензиноваго освещен1я приборовъ Репсольда къ 

 спиртовому съ Ауэровскими колпачками. Постоянство силы света значительно увеличилось 



