ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОГ.СЕРВАТОРШ ЗА 1904 Г. 19 



V. Отдълете метеорологическихъ наблюденш и пов-ирки 



инстру ментовъ 



А. Наблюдеш въ С.-Петербурге. 



Въ виду того, что решено было приступить въ конце шля отчетнаго года къ над- 

 стройке четвертаго этажа на зданш Обсерваторш и къ разборке башни, на которой поме- 

 щались приборы, служпвпие для наблюденш надъ в'Ьтромъ, часть ихъ (электрическш анемо- 

 графъ Фрепберга-Рпшара п анемометръ системы Шульце) была заблаговременно переме- 

 щена, часть (анемографы Рорданца и Вильда-Гаслера) временно убрана. Электрическш анемо- 

 граФъ Фрепберга-Рпшара, по которому публикуются ежечасныя данныя направлетя и ско- 

 рости ветра, былъ снятъ 4 шля и установленъ 7 шля на высокой сквозной вышит,, спе- 

 щально для него построенной по плану механика Рорданца на крыше сЬверо-западнаго 

 Флигеля здашя Обсерваторш, на прежней приблизительно высоте, 12 метровъ надъ кры- 

 шею и 25.1 метра надъ землею (прежняя высота была = 25.8 м.); пишущая часть анемо- 

 графа прп этомъ осталась на прежнемъ месте (въ отдвленш ежедневнаго бюллетеня). По 

 заппсямъ анемографа Фрейберга - Ришара велись, кроме того, срочныя наблюдешя надъ 

 направлешемъ ветра, начиная съ 28 шля, когда былъ снятъ анемограФъ Рорданца, флю- 

 геръ котораго былъ соединенъ съ таблицею клапановъ для срочныхъ наблюденш. Для 

 контроля записей анемографа наблюдался съ августа въ 1 ч. дня также Флюгеръ Вильда, 

 установленный на высокой мачтв, внизу, на метеорологической площадке, служившш до 

 этого времени лишь какъ образецъ для оборудованы обыкновенныхъ метеорологическихъ 

 станцш. Для срочныхъ наблюденш надъ скоростью ветра служилъ весь годъ анемометръ 

 системы Шульце съ электрпческимъ счетчикомъ; анемометръ былъ снятъ 28 шля съ башни 

 и помещенъ 29 шля на упомянутой вышке, на прежней высоте (25 м. надъ землею). 



ГелюграФъ Кемпбеля, находившейся также на башне, 28 шля былъ снятъ съ башни 

 и установленъ внизу на метеорологической площадке на высоте 1,2 м. надъ почвою. 



Кроме этпхъ измененш, вызванныхъ временною разборкою башни, введены въ отчет- 

 номъ году еще следуюшдя изменения: 



Барометръ Вильда -Туреттини № 0, служившш вторымъ барометромъ для срочныхъ 

 наблюденш, замененъ съ 1 января чашечнымъ барометромъ въ виду того, что въ настоящее 

 время метеорологически станцш снабжаются преимущественно чашечными барометрами, и 

 было желательно подробнее изучить по срочнымъ наблюдешямъ въ отделенш точность 

 показанш чашечнаго барометра и удостовериться въ неизменчивости съ течешемъ времени 

 его инструментальной поправки. 



У барографа Л?. 74 Устери-Рейнахера, записи котораго отличаются большою точностью 

 благодаря незначительности какъ упругаго последЬйствхя, такъ и температурнаго коэффи- 

 циента его (см. Летописи, часть I, введете къ наблюдетямъ въ С.-Петербурге, 1901, 



