ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ ЗА 1904 Г. 75 



различные мелме приборы п принадлежности для мастерской и для ремонта 

 прпборовъ и, наконецъ, 



6-ти сильный керосиновый двигатель для устраиваемой при Обсерваторш электри- 

 ческой станцш (еще не полученъ). 



Изъ мебели въ отчетномъ году пршбръ-генъ только 1 шкаФъ для хронометровъ. 



Ремонтъ зданш Обсерваторш ограничился, по случаю войны и вызваннаго ею недо- 

 статка рукъ и матергаловъ, наиболее необходимыми, сравнительно небольшими, работами: 

 окраскою ноловъ въ квартире помощника директора и исправлешемъ, а отчасти и пере- 

 кладкой печей въ разлпчныхъ здашяхъ Обсерваторш. Кромй того, вследствие уступки 

 городу небольшого участка земли для расширешя смежнаго съ Обсерватор1ей Нагорнаго 

 Училища, пришлось перенести на новое м'бсто принадлежащей Обсерваторш сарай съ сбно- 

 валомъ. Эта работа была выполнена на средства, отпущенный городскимъ управлешемъ. 



Въ 1904 году были проверены, помимо приборовъ для станцш и для самой Обсер- 

 ваторш, разлпчнымъ лицамъ и учреждешямъ сл"Бдую1ще инструменты: 



8 барометровъ, 

 10 анероидовъ, 

 2 термометра, 

 5 солнечныхъ часовъ. 



Затвыъ, Обсерватор1ею выданы были въ течете года различнаго рода справки, пере- 

 численный въ приложети VIII. 



Въ механической мастерской Обсерваторш, существующей у насъ, по прежнему, не- 

 штатнымъ образомъ, въ течеше 1904 года производились, какъ и раньше, различнаго 

 рода починка и чистка разныхъ приборовъ, какъ для надобностей самой Обсерваторш, 

 такъ и для нуждъ станцш нашей с4ти. Изъ бол'ве крупныхъ работъ слъдуетъ упомянуть о 

 слБдующихъ: 



1. Для наблюденш Обсерваторш были исполнены сл'бдуюпця работы: 



а) Переделка н'Ькоторыхъ частей магнитографа Эдельмана, а именно: устроенъ 

 особый Фонарь для керосиновой лампы, впосл'вдствш замененной спиртовой лампой, изм'Б- 

 ненъ способъ укр^плетя Фотографической бумаги на барабанахъ магнитографа, а также 

 способъ передвигатя барабановъ вдоль оси, пересмотр'внъ механизмъ часовъ магнито- 

 графа и исправлена ошибка въ агатахъ анкера этихъ часовъ. Построенъ металлическш 

 термометръ для регистрации температуры на Фотографической бумаге. После передвлокъ 

 магнптограФъ былъ собранъ заново и жюстированъ, причемъ часы установлены бол-ве со- 

 лидно, на особомъ столби, не касающемся пола. 



б) Для двунитнаго прибора Эдельмана, записи котораго регистрируются магнитогра- 



фомъ, изготовлены два комплекта пластинокъ въ 0,18 и 0,5 мм. толщиною для изм^нетя 



разстоятя между нитями. 



ю* 



