ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВПОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ ЗА 1904 Г. 77 



ведены въ ноябри месяце. Съ декабря онъ работалъ у насъ уже почти безъ перерывовъ. 

 При установив этого прибора жюстпровались заново и соответственные магнитные при- 

 боры, причемъ много хлопотъ намъ доставилъ двунитный приборъ, чувствительность кото- 

 раго мы меняли несколько разъ, и каждый разъ приходилось делать ряды новыхъ на- 

 блюдений. Для придания часамъ этого прибора более неизмвннаго положешя, мы устано- 

 вили ихъ на особомъ, деревянномъ столбе, устаповленномъ такъ, что онъ не касается пола. 

 Такъ какъ столбъ этотъ прочно укрвпленъ своимъ основатемъ въ бетонв, подъ поломъ 

 здатя Обсерваторш, то со времени установки часовъ на новомъ мвств никакихъ переме- 

 щены} и измвненш въ ихъ ходе более не замечается. Не смотря на правильное Фупкпдони- 

 роваше магнитографа въ течете почти уже четверти года, для вполне надежнаго обезпе- 

 чешя отъ случайностей всякаго рода намъ не хватаетъ второго самопишущаго магнитнаго 

 прибора. Въ виду этого мы заказали известному механику ТепФеру въ Потсдаме регистри- 

 рующей приборъ для записи всехъ трехъ состав ля ющихъ земного магнетизма на одинъ 

 барабанъ съ Фотографической бумагой по модели профессора Эшенгагена. До конца года 

 этотъ приборъ пока еще не полученъ нами. 



Въ сейсмическпхъ наблюдешяхъ Обсерваторш введены неболытя усовершенствова- 

 ния: ходъ часовъ Лебнера съ новымъ уравнительнымъ маятникомъ РиФлера изъ никеле- 

 вой стали доведенъ до возможнаго совершенства, благодаря небольшимъ, но кропотливымъ 

 переделкамъ, сделаннымъ нашимъ механикомъ. Действующее у насъ сейсмографы Боша, 

 названные имъ не содержащими железа, въ отчетномъ году , разстроились до такой сте- 

 пени, что едва- ли будутъ въ состояши прослужить еще полгода. Дело въ томъ, что меха- 

 нпкъ Бошъ оставилъ въ часахъ необходимую для ихъ хода сильную стальную пружину и 

 только заменилъ въ нихъ все стальныя оси нейзильберовыми. Такъ какъ часы эти, двигая 

 болыше барабаны съ бумагой, сравнительно, съ большой скоростью, должны развивать 

 большую работу, то нетъ ничего удивителънаго, что все оси и гнезда въ короткш, сравни- 

 тельно, срокъ разработались почти до полной безнадежности. Въ отчетномъ году эти часы 

 доставили намъ не мало хлопотъ и въ последнее время заставили выработать особое при- 

 способлете для более легкаго вращетя барабана при помощи особаго груза съ системой 

 блоковъ. Благодаря этому небольшому приспособлению, часы, уже почти безнадежные, 

 все-таки ходятъ у насъ довольно правильно и, вероятно, прослужатъ и впредь до полу- 

 чения новыхъ, более солидныхъ часовыхъ механизмовъ, выписанныхъ отъ ТепФера. 

 Последнему мы заказали и друпе часы, для замены ими контактныхъ часовъ Боша 

 (также будто-бы не содержащихъ железа), очень ненадежной конструкши. Въ двухъ 

 остальныхъ приборахъ нашихъ для записи землетрясенш были также введены нами не- 

 болытя изменен1я, а именно въ осветительныхъ ихъ частяхъ. Такъ, у сейсмографа Реп- 

 сольда была переделана со значительнымъ упрощешемъ бензиновая горелка прибора ЕЖ., 

 благодаря чему, пропусковъ этой составляющей въ отчетномъ году у насъ наблюдается зна- 

 чительно менее. Точно также изменено освещеше и у сейсмографа Мильна. Здесь стекло 

 лампочки совершенно устранено, а для предохранешя пламени отъ колебашя вследств1е те- 



