86 И. РЫКАЧЕВЪ. 



вырыть узкш корридоръ, который служить передней для самой землянки; этотъ корридоръ 

 им'Ьетъ двое дверей: наружную входную и внутреннюю, ведущую въ землянку. Крыши 

 состоять изъ толстыхъ дубовыхъ балокъ, покрытыхъ горбылями и довольно толстымъ 

 слоемъ глины, пропитанной мазутомъ; сверху насыпанъ бол-Ье толстый слой обыкновенной, 

 хорошо утрамбованной глины. Крыши имъютъ никоторый наклонъ для стока дождевой 

 воды и въ нихъ проходятъ цинковыя трубы, служапця для вентиляцш. Все приборы уста- 

 новлены на каменныхъ столбахъ. Въ саклт> для магнитографа поставленъ деревянный 

 столъ, на которомъ производится проявлеше и Фикспроваше кривыхъ; цинковое ведро слу- 

 жить для промывки записей. Оно обыкновенно находится въ жиломъ помь-щенш; вода 

 переменяется несколько разъ въ сутки. 



Относительно постоянства температуры сакли оказались очень подходящими помт>ще- 

 шямп: суточный ходъ отсутствуетъ, температура (по крайней мйрт, въ осеннее и зимнее 

 время) держится целыми днями безъ перемены. Нельзя сказать этого относительно влаж- 

 ности. Поздняя и дождливая осень, во время которой строились землянки, сразу способ- 

 ствовала появлендо въ нихъ сырости; кромт, того, новыя, еще не совсбмъ осбвпйя земля- 

 ныя крыши пропускаютъ иногда (особенно во время слабаго дождя) одиночными каплями 

 дождевую воду. Весьма полезно было бы устройство надъ крышами низкаго (% аршина) 

 досчатаго навеса; онъ не только защищалъ-бы отъ дождя, но способствовалъ-бы также 

 еще большему постоянству температуры, защищая крыши отъ непосредственныхъ солнеч- 

 ныхъ лучей. Къ сожалт>шю, за недостаткомъ средствъ, я не былъ въ состоянш исполнить 

 эту работу. Вар1ащонные приборы Эдельмана, снабженные металлическими нитями и сосу- 

 дами для хлористаго кальщя, вообще не боятся сырости. Другое дело съ приборами Мас- 

 кара. Предвидя это, я велЪлъ сдвлать цинковые колпаки для прикрьтя приборовъ. Подъ 

 колпаками поставлены сосуды съ хлористымъ кальщемъ; кроме того, внутри приборовъ 

 поставлены также крошечные стеклянные сосуды съ кальщемъ, который меняется каждую 

 недвлю. Въ приборахъ Эдельмана кальщй можно оставлять безъ перемены несколько 

 недель. 



Для жилья была нанята соседняя дача, построенная собственно только для д-втняго 

 пребывашя. Въ этой дач-Ь я велълъ поставить железную печь. Не могу не прибавить, 

 что для проживашя въ подобной постройке, въ особенности во время сильныхъ вт>тровъ и 

 вьюги, требуется не малая доля самоотвержешя. Гг. наблюдатели командировались по- 

 очередно, каждый на 10 дней. По вар1ащоннымъ приборамъ Эдельмана производятся еже- 

 часные отсчеты съ 7-ми часовъ утра до 11-ти часовъ ночи, т. е. въ то время, когда въ 

 Тифлисе дЬйствуетъ трамвай. Такимъ образомъ, ежечасныя данный обезпечены на цЬлыя 

 сутки, такъ какъ для остальныхъ ночныхъ часовъ, въ случа г Ь отказа магнитографа въ 

 Карсани, для интерполящн служить тифлисскгй магнитограФЪ. Абсолютный магнитныя на- 

 блюден1Я въ Тифлисе продолжались, послт, открыли двпжешя трамвая, ночью. Коротк1е 

 дни, неудобное расписаше и нерегулярное движете пот>здовъ, путешесше въ горахъ, не 

 разъ во время бури и вьюги, нредставляли немалый затруднения и потерю времени. Еже- 



