9. РОЗЕНТАЛЬ. 



I. Приборы и услов1я наблюденш. 



Для наблюденш въ моеиъ распоряжети находился метеорограФЪ системы В. В. Куз- 

 нецова, заппсывающш 3 элемента: давление, температуру и влажность. Приборъ былъ 

 тщательно провЬренъ до и после поездки, причемъ оказалось следующее. 



БарограФъ им'блъ почти равномерную шкалу въ пред'Ьлахъ 770 мм. до 580 мм.; 

 максимальное расхождеше данныхъ поверки до и после поездки достигло 3 мм. давлетя. 

 Въ среднемъ, изменетю ординаты на 26 мм. соответствовало измвнете давлешя на 180 м . м 7, 

 такъ что давлете по записямъ можно было отсчитывать съ точностью до ± 1 мм. Упругое 

 послъ\1ГБЙств1е до давленш около 650 мм. было совершенно незаметно. Температурный 

 коэФФищентъ барографа оказался 



при давленш 760 мм. = — 0' 12 мм. давлешя на +Г 

 » » . 600 = —0-07 » » 



Такъ какъ максимальное изменете температуры въ пройденныхъ змеями слояхъ воз- 

 духа не превышало 14°, а изменете температуры барографа, подверженнаго до некоторой 

 степени инсоляцш, было вероятно еще несколько меньше, то пренебрежете этимъ коэффи- 

 щентомъ увеличиваетъ найденныя разности давлешя въ крайнемъ случае не более ч^мъ на 

 1 — 2 мм. Какъ разъ обратное д г вйств1е им'Ьютъ члены барометрической Формулы высотъ, 

 выражаюпце вл1яше влажности и изменеше тяжести съ широтою; пренебрежете ими 

 уменьшаетъ вычисленныя высоты на почти 1 десятокъ метровъ. Такимъ образомъ обе 

 поправки большею частью взаимно уничтожаются, не достигая, каждая въ отдельности, пре- 

 деловъ точности опредвленш. Вычислеше высотъ я производилъ помощью таблицъ Ап§о1- 

 йе (^иегуат'а 1 ) разбивъ весь столбъ по слоямъ съ упущетемъ указанныхъ поправокъ. 

 Для контроля, во время подъемовъ измерялась угловая высота метеорографа помощью 

 секстана въ моменты сматываия отмеченныхъ кольцами известныхъ длинъ проволоки. 

 Въ море высоты считались съ морского горизонта. На берегу пристегнутый къ трубе 

 секстана маленькш уровень съ зеркаломъ указывалъ горизонтальное направлете трубы 

 безъ всякаго затруднетя до У 2 °; съ такою точностью вообще записывались наблюденный 

 высоты. Вычисленныя на основанш этихъ измеренш линейныя высоты метеорографа за 

 вычетомъ 1°/ на провЬсъ проволоки сходились съ вычисленными на основанш показанш 

 барографа высотами до высоты 1200 м. или до давлешя 650 мм. въ пределахъ возможной 

 точности (±10 — 15 м.). Для некоторыхъ подъемовъ, при достиженш большей высоты, 

 за указаннымъ пределомъ замечалось небольшое отставаше показанш барографа вслвд- 

 ств!е упругаго последейств1я. Необходимый поправки были введены на основанш 



1) Вейта^е гиг РЬуз1к (1ег й-е1еп А1шозрЬаге, Вй. 1, № 2. 



