ОТЧЕТЬ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ ЗА 1910 Г. 13 



на башни Главной Физической Обсерваторш, приборъ былъ упакованъ и доставленъ въ 

 Константиновскую Обсерваторш, где, при сод-бйствш механика Т. Доморощенова, анемо- 

 граФЪ былъ установленъ К. Рордапцемъ, пр1емпая часть — на баипгв, а пишущая — 

 въ дежурной комнатЬ Обсерваторш. 



По проекту I. Шукевича былъ изготовленъ новый большой провърочный приборъ 

 съ электрическиыъ вентиляторомъ для проверки волосныхъ гигрометровъ и гигрографовъ. 

 Въ приборе можно за разъ проверять 20 гигрометровъ съ пепхрометромъ Асмана. 



Въ начале шня была снята съ башни пр1емпая часть аиемограФа давлешя М. А. Ры- 

 качева и сд-Ьланъ къ пр!емнпку такой же передаточный механизмъ, какъ у перваго анемо- 

 графа давлешя. 



Для метеорологической стапцш въ Луганск! К. К. Рорданцъ раздЬлплъ ношусъ для 

 барометра съ отсчетомъ до 0.1 полулиши. Для Константпновской Обсерваторш онъ варилъ 

 и намагнитилъ два магнита. 



Исправлены и вычпщепы контактные часы Гаслера въ отдтаенш паблюденш, электри- 

 чесше часы хронографа, часы въ рабочемъ кабинет!- г. Директора. 



Исправленъ часовой механизмъ плювшграФа Гельмана для одной изъ станщй и сделана 

 въ нихъ предохранительная втулка при заводке часовъ. Исправленъ также большой часовой 

 механизмъ одного термографа съ 30-дневнымъ ходомъ. 



Устроено внутреннее телефонное сообщете изъ канцелярш въ мастерскую и въ отдтэ- 

 леше станщй III разряда. 



Исправленъ и вычищенъ ртутный манометръ для пров!ркп барометровъ и анероидовъ, 

 исправленъ насосъ къ пему. 



Исправленъ малый сосудъ для проверки анероидовъ. 



У электрпческаго лимниграфа Рордаица исправлены электромагниты. 



Отремонтированы на ново электрпческш термограФЪ Фуса п приборъ для повЬрки 

 мпнимальныхъ термометровъ; въ посл!дцемъ едълана новая подставка изъ эбонита для 

 11 термометровъ. 



Починенъ поверочный приборъ для термографовъ. 



Исправленъ 5 разъ психрометръ Асмана. 



Сделаны Футляры для буссоли п для анероида. 



Изготовлено 16 новыхъ запорныхъ гаекъ для барометровъ Фуса. 



Изготовлено 20 легкпхъ досокъ для Флюгеровъ Вильда. 



Сд-влана двлптельная шайба для станка съ разными дълешями. 



Изготовлены для разныхъ самопишущихъ приборовъ 150 перьевъ. 



Исправленъ ртутный насосъ, служащш для дестиллировки ртути. 



Исправлялся апемограФЪ Фрейберга-Ришара 3 раза. 



Вычищены и смазаны вс! анемографы на башнв. 



Исправлены и вычищены 58 волосныхъ гигрометровъ, 5 гигрографовъ, 3 термо- 

 графа, 3 анероида и 5 барометровъ. 



