98 м. рыкачкиъ. 



Число месяца 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 



ИзмБнеше температуры . 0.7 1.0 1.5 1.1 1.1 0.3 -0.3 -0.5 -0.5 0.8 -05 

 Измен, маяти. ЛУ-Е 2 4 7 4 7 -2-1 О 1 



Число месяца ■ 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 



Изменеше температуры . -0.5 0.0 -0.2 -0.3 0.4 0.1 -0.4 -0.3 -1.1 -0.7 

 ИзчЬп. маятн. ДУ-Е -1 -2 -3-4 3-2 -9 -15 



Какъ видно, знаки одпой строки почти безъ псключетя соответствую™ зпакамъ дру- 

 гой строки. Подобное же сходство въ ход!; обьихъ кривыхъ встречается также и во всЬ 

 друпе месяцы. 



Такимъ образомъ, мы должны придти къ заключешю, что измЬпешя нулевого положе- 

 шя маятника находятся въ зависимости отъ температуры почвы, которая, понятнымъ 

 образомъ, въ одно полугодие пагр-Ьвается сильнее на южной сторон!- сейсмическаго па- 

 вильона, чъмъ па северной его сторонЬ и подъ домомъ, и прпчиняетъ пзмьнешя наклона 

 земли. Конечно, зд'Ьсь должна играть роль также и меняющаяся температура самого столба, 

 на которомъ маятникъ установленъ. 



Точную угловую величину этого измьнешя наклона земли сообщить не можемъ, такъ 

 какъ чувствительность маятника со временемъ меняется, особенно при частыхъ жюсти- 

 ровкахъ его. Приблизительно же переставлен^ маятника у нашего прибора на одинъ 

 саптиметръ соотв-Ьтствовалъ уголъ въ 1 секунду. По вычислешямъ г. Морозова, пишущш 

 штифтъ маятника, если бы этотъ приборъ оставлять безъ жюстировокъ, описалъ бы дугу 

 длиною въ 71 сантиметръ или уголъ въ 52 градуса. Следовательно, измьнев1е наклона 

 земли или, точнее, наклона поверхности столба, на которомъ находится приборъ ДУЕ, имело 

 амплитуду около 70 секундъ. 



У другого нашего маятника, паправленнаго съ севера на югъ, уголъ, который оиъ 

 бы описалъ въ продолжеше года безъ жюстировокъ, оказался бы = 1 2 градусамъ. 



По изложенному нриходимъ къ заключен™, что нашъ приборъ не можетъ претендовать 

 на назваше сейсмометра, а только можетъ считаться сейсмоскопомъ, и что сейсмичесше 

 приборы должны быть установлены въ подземиыхъ помещешяхъ на возможно большую 

 глубину, где температура мало меняется. 



Изъ другпхъ работъ Обсерваторш упомяну слБдуюшдя: 



Какъ и раньше, въ Обсерваторш составлялись ежемесячные бюллетени объ осадкахъ 

 въ Пермской губернш, издаваемые Уральскимъ Обществомъ Любителей Естествозпашя. 

 Текстъ къ этимъ бюллетенямъ и годовые обзоры объ осадкахъ, напечатанные въ Запискахъ 

 названнаго Общества, писалъ я самъ. 



Нидерландскому Метеорологическому Институту, по прежнему, посылались по псте- 

 ченш каждой четверти года отметки о состояши земного магнетизма. 



Съ Переселенческими Управлешями Обсерватор1я должна была вести, по прежнему, 

 обширную переписку. 



