134 м. рыкачевъ. 



всГ.мъ желающимъ справки о времени по телефону. Наконецъ, мьстпымъ газетамъ давались 

 бюллетени со свт.д , БН1яыи о погоде ежедпевно. 



Для надобностей различныхъ учреждеиш и лпцъ въ отчетномъ году были проверены 

 сл'Ьдующ1е приборы: 



Ртутный бароыетръ 1 



Анероидовъ 30 



По существу никакпхъ сколько-нибудь круппыхъ иерем-Ьнъ въ наблюдешяхъ Обсерва- 

 торш въ 1910 году не произошло. Абсолютный ыагпптпыя наблюдешя, а также астроно- 

 мически въ начале года делались Л. В. Вознесенскимъ, съ 11 Февраля до 15 октября 

 И. В. Фигуровскпмъ, съ этого времени ему сталъ помогать В. Б. Шостаковичъ, на 

 котораго и перешло затвмъ съ половины декабря это дъло уже цтлпкомъ. 



Въ установке приборовъ и иаблюдешяхъ произошли следующая перемены. 



Въ начал!' года былъ сдЬланъ шкаФъ для барометровъ съ закрытыми молочнымъ 

 стекломъ прорезами для освещешн псобходимыхъ частей барометровъ при отсчетахъ сзади 

 при помощи электрической подвижной лампы. Благодаря этому, освЬщеше менисковъ и 

 ношусовъ при отсчетахъ стало бол!е удобнымъ и постояинымъ, и отсчеты значительно 

 улучшились. Для установки этого шкафа пришлось временно переместить на другое место 

 на той же стЬие все барометры, въ томъ числе и Ж». V Туреттпии, а зат-Ьмъ по окончанш 

 работъ снова перенести все барометры на старую высоту въ новый шкзфъ. При первомъ 

 перемещены барометровъ было замечено, что поправка основного нашего барометра Турет- 

 тини Л?. V немного изменилась. Такъ какъ барометры перемешались не все одновременно, 

 то проверочными сравнешями до и после перемещешя удалось констатировать, что потер- 

 пвлъ изменение только баромстръ Туреттинп № V. Величина изменения поправки опреде- 

 лена равной 0.11 мм. какъ путемъ непосредственныхъ сравнений этого барометра съ дру- 

 гими сифонными на месте, такъ и путемъ сравнешя двухъ взятыхъ А. В. Вознесенскимъ 

 въ С.-Петербургъ во время его поездки въ апреле 1910 г. сифонныхъ барометровъ съ 

 нормальнымъ барометромъ Николаевской Главной Физической Обсерваторш. 



Съ 1 поля 1910 года прекращены нами наблюдеш'я по самопишущпмъ приборамъ въ 

 южной термометрической будке, пришедшей уже въ ветхость. Одна пара бывшпхъ въ ней 

 термограФовъ и гигрограФовъ перемещена въ северную будку, где и поставлена къ во- 

 стоку отъ находящейся здесь Вильдовской психрометрической будки. Высота ихъ надъ 

 землей осталась прежняя, вполне отвечающая высоте шарпковъ термометровъ въ Виль- 

 довской будке. Вторая же сер^я приборовъ помещена въ 2-хъ апглшекихъ будкахъ, по- 

 ставленныхъ въ 2-хъ — 3-хъ метрахъ разстоятя по обе стороны отъ той же будки съ 

 наборомъ термометровъ и гигрометровъ. Высота какъ термометровъ. такъ и пр1емныхъ 

 частей самопншущихъ приборовъ въ последнемъ случае выбрана равной 2 метрамъ. На- 

 блюдешя въ англшекой будке производятся нами аккуратно непосредственно вследъ за 



