ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОР1И ЗА 1910 Г. 135 



отсчетами приборовъ въ нормальной русской будке ежедневно въ три установлен- 

 ные срока. 



Такнмъ образомъ, у насъ имеются дет, нормальныхъ серш какъ непосредственныхъ 

 отсчетовъ, такъ и записей самопишущихъ приборовъ въ установке какъ въ русской будкЬ, 

 такъ и въ будкахъ англшскаго типа. 



Что касается Ассмановскаго психрометра, то съ 1 января 1910 года отсчеты этого 

 прибора въ срочные часы прекращены. Въ мат, 1910 года введено добавочное приспособ- 

 лено для отсчета скорости ветра при анемограф* № 2. Приспособлено это состоитъ въ 

 введенш особаго счетчика въ параллельное соединение со счетнымъ приборомъ анемографа. 

 Вновь введенный въ цт>пь счетчикъ (старый, работы Гас л ера) приспособленъ для непо- 

 средственныхъ отсчетовъ и вводился только на 10 мпнутъ для счета контактовъ замыкателя 

 вертушки. По числу контактовъ определяется скорость вЬтра за эти 10 минуть въ сред- 

 немъ, и такимъ образомъ имеется возможность во время 3-хъ суточныхъ наблюденш отсчи- 

 тывать скорость ветра не только по Флюгеру, но и по анемометру непосредственно, не 

 прибегая къ отсчетамъ кривой, еще не снятой съ барабана. 



Въ октябре месяц* установленъ нами малый весовой омброграФЪ Рордапца; онъ 

 явился желаннымъ дополнетемъ къ нашимъ самопишущимъ дождем*рамъ, такъ какъ до 

 его установки у насъ работали — одинъ весовой дождем'Ьръ и снътом*ръ Гельмана-Фуса 

 въ течете всего года и плювюграФЪ съ поплавкомъ Гельмана-Фуса, могушдй работать 

 только л*томъ. Благодаря новому прибору, у насъ работаютъ уже круглый годъ, по крайней 

 м*р*, 2 самописца для записи осадковъ. 



Изъ другихъ экстренныхъ наблюденш въ отчетномъ году мы могли только произвести 

 очень небольшое число подъемовъ зондовыхъ метеорограФОвъ въ январе и Феврале. При 

 одномъ изъ подъемовъ, несмотря на обрывъ проволоки и вследствие этого неожиданно вы- 

 сокш полетъ шара, намъ удалось достать позднее его остатки вместе съ очень хорошей 

 записью температуры для большой высоты. 



Въ сейсмическихъ наблюдешяхъ въ отчетномъ году были введены сл-Бдуюиця изме- 

 нения: въ апреле переделана и установлена заново пишушая часть прибора Мильна. Вместо 

 неисправно действовавшая въ последнее время часового механизма для передвижешя 

 длинной ленты прибора съ небольшой скоростью мы сделали въ своей мастерской новый 

 приборъ, приспособленный для ежедневной смены бумаги. Барабанъ прибора не только 

 оборачивается 12 разъ въ сутки вокругъ оси, но еще и смещается на 4 мм. вдоль оси 

 после каждаго оборота. Длина 1 минуты на барабане равна 4. мм., такъ что десятый доли 

 минуты оцениваются вполне надежно. Световая точка иа приборЬ получается прежнимъ 

 способомъ — при помощи тонкихъ прорезовъ въ 2-хъ перпендикулярныхъ металлическихъ 

 иластинкахъ, изъ которыхъ одна прикреплена къ оконечности рычажка маятника, дру- 

 гая же находится непосредственно иадъ Фотографической бумагой. Освещение взято элек- 



