МАГНИТНАЯ СЪЕМКА С. -ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБ. 1911 Г. 33 



Поправки указаны по отношенш къ абсолютнымъ даннымъ инклинатора Вильда- 

 Фрейберга въ Константиновской Обсерваторш (каковыми они получаются съ половины 

 августа 1911 года) ; 2У Л или 2У Я обозначаютъ наклонешя, получаемый при такомъ намагни- 

 чивали стр-влки, когда N полюсомъ служатъ соответственно концы стрт>локъ, отмеченные 

 Л или Б. Для времени путешествия приняты для стрт,локъ 1 и 2 указанный средшя по- 

 правки 1.'0 и 1.'2. 



Въ прилагаемыхъ таблицахъ все магнитные элементы по магнитографу Константи- 

 новской Обсерваторш приведены къ эпохи 1910.5 (среднее 1юня и 1юля 1910 года). 



Добавлю, что почти все вычислешя произведены въ пути, тотчасъ после наблюденш, 

 что удалось осуществить при сравнительно малой затрать времени. Въ путевыхъ астроно- 

 мическихъ вычислешяхъ мне помогалъ Г. Кучинскш, студентъ СПБ. Университета, 

 заранее къ нимъ подготовивппйся. 



Укажу на улучшешя, по сравнешю съ прошлымъ годомъ, въ результатахъ : 1) наблю- 

 денш астрономпческихъ; 2) опредт,ленш магнитнаго наклонешя. 



Первое достигнуто работой съ теодолитомъ НМеЪгапй'а, весьма совершенная кон- 

 струкщя котораго легко позволяетъ получать азимуты миръ изъ двухъ независимыхъ 

 рядовъ наблюденш съ точностью до 0.'5 ; поправки же хронометра по наблюдешямъ свт,- 

 тилъ на Е и V, т. е. по исключении систематической ошибки въ изм'Ьряемыхъ зенитныхъ 

 разстояшяхъ, съ точностью до 1 — 2 секундъ. То обстоятельство, что азимутъ миры по 

 полярной, при опредтаеши коего до 1' требуется знаше поправки хронометра только до 1 / 2 т 

 времени (см. звездное время моихъ наблюденш), хорошо согласуется съ азимутомъ по 

 солнцу, где требуется точность поправки въ среднемъ до 3 с, доказываетъ полную надеж- 

 ность т-Бхъ и другихъ опредъленш при применявшейся мною здесь программе астрономпче- 

 скихъ наблюденш. 



Второе улучшеше произошло благодаря употреблен! ю прекраснаго инклинатора 

 Боуег'а; на это указываютъ умеренные пределы, въ которыхъ колебались разности 2У Л — Ж в , 

 не говоря уже о согласовали въ одномъ и томъ же пункте двухъ определенш наклонешя 

 различными стрелками. 



Такимъ образомъ, достигнутая въ 1911 году точность определенна такова: 



для склонешя и наклонешя — въ предълахъ 1 '; 

 для горизонтальной составляющей — около 5 Г . 



Зап. Фпз.-Ыат. Отд. 



