22 М. РЫКАЧЕВЪ. 



ровъ для увеличетя производительности работы, а также и точности результатовъ. Въ на- 

 чале отчетнаго года былъ передт>ланъ приборъ для проверки термометровъ при низкой 

 температуре отъ — 10° до — 60°; въ немъ могутъ теперь одновременно проверяться 

 11 термометровъ вместо 5 (считая съ нормальнымъ термометромъ 12 вместо 6); магазинъ 

 въ верхней части прибора также передъ\ланъ для предварительнаго охлаждешя сразу 

 11 штукъ спиртовыхъ термометровъ. Кроме того устроены полки съ гнездами для того, 

 чтобы спиртовые термометры въ промежуткахъ времени между сравнешями при разныхъ 

 температурахъ сохраняли вертикальное положете. 



Для проверки температурной компенсацш приборовъ, для определенш температур- 

 ныхъ коэФФИщентовъ барограФовъ, часовъ, часовыхъ механизмовъ, для проверки термо- 

 граФовъ и т. п. прюбр'Ьтенъ большой термостатъ работы Эбергардта въ Петербурге съ 

 электрическимъ регуляторомъ, позволяющимъ иметь любую температуру отъ комнатной до 

 -*-50° съ постоянствомъ до 0?1. Устроенъ также новый ящикъ для проверки сразу двухъ 

 термограФОвъ при — 21°, помощью смеси поваренной соли и снега. Для этого родаработъ 

 въ отчетномъ году расширено пом^щеше въ ледники прибавлешемъ одной комнаты. 



Въ помт>щенш, где производится травлете штемпелей на стекле, установлена вы- 

 тяжная труба съ электрическимъ вентиляторомъ, такъ какъ вредное действие паровъ Фто- 

 ристо-водородной кислоты, не смотря на употреблете патентованныхъ препаратовъ, 

 ставило серьезный препятств1я всякш разъ, когда дт>ло шло о более продолжительной и 

 интенсивной работе. 



Въ виду поступающихъ требованш проверки нЬкоторыхъ метеорологическихъ термо- 

 метровъ до ■+- 70° заказаны были у Ф. 0. Мюллера два новыхъ провъ , рочныхъ термо- 

 метра съ делениями до -+-75°, и л-бтомъ отчетнаго года удалось произвести сравнетя этихъ 

 термометровъ отъ 0° до -+-75° черезъ каждые 5° съ двумя главными нормальными термо- 

 метрами ТоппеЫ, полученными Обсерваторией въ 1886 г. изъ Международнаго Бюро мтфъ 

 и въховъ въ Париже. Для этихъ сравненш былъ сооруженъ особый двойной сосудъ, ввиду 

 большой длины нормальныхъ термометровъ. Для цт,лей подобныхъ сравненш выписанъ отъ 

 Ми11ег-Ип въ БрауншвейгЬ сделанный по особому заказу большой Дюаровскш сосудъ. 



VI. Состояте сЬти метеорологическихъ станцш II разряда и 



осмотръ этихъ станцш. 



Уже въ отчете за 1910 г. я могъ отметить отрадный поворотъ въ деле развит 

 сети станцш II разряда въ Россш; число станцш этого типа значительно возросло по 

 сравненш съ предыдущимъ годомъ; но въ этомъ отношенш отчетный годъ оказался еще 

 более благопрхятнымъ чемъ 1910 г. Въ 1911 г. число станцш II разряда увеличилось 

 по сравненш съ 1910 г. на 85 пунктовъ. Тогда какъ въ 1910 г. усилеше сети было 

 наиболее значительнымъ въ Восточной Сибири и на Дальнемъ Востоке, въ отчетномъ году 

 больше всего прибавилось станцш II разряда въ техъ районахъ, откуда наблюдения 



