56 И. РЫКЛЧЕВЪ. 



ковъ, когда испареше мало; на случаи же большого испарсшя при сухой погоде, кото- 

 рые и даютъ главную часть въ сумме пспарешя за мт>сяцъ, указанное обстоятельство 

 не вл1яетъ. 



2) Было произведено много испыташй съ термо-электричсскпми преемниками рад1ацш 

 (для актинограФа). Удалось устроить пр1емникъ, помощью котораго получается плавная 

 запись солнечной радгацш. Вм'Ьсгв съ т1>мъ делались испыташя пр1емпиковъ н для 

 общей рад1ан,1и (солнца и небеснаго свода). Въ мастерской Обсерваторш механикомъ 

 Ф. И. ПЬтуховымъ, по указашямъ С. И. Савинова, были изготовлены два галь- 

 ванометра, приспособленные для записи точками черезъ 2 — 3 минуты. Также изго- 

 товленъ гелшстатъ. Весной и лътомъ полученъ рядъ записей какъ солнечной рад1а- 

 цш, такъ и общей. Полученные результаты во многихъ отношешяхъ удовлетвори- 

 тельны. 



Весной былъ произведенъ ремонтъ актинометрпческой будки и установленъ тамъ 

 новый каменный столбъ. При этомъ былъ разобранъ находящейся тамъ дпФФеренщальный 

 пиргелшметръ Онгстрема-Хвольсона. Приборъ былъ вычищенъ и исправленъ; коммута- 

 торъ передЬланъ заново. 



Въ виду испыташй актинограФОвъ (какъ припадлежащихъ Обсерваторш, такъ и 

 находившихся въ Обсерваторш для испыташй актинограФОвъ типа Крова, принадлежа- 

 щихъ гр. И. Д. Моркову, Обсерваторш Л'Ьспого Института и метеорологической стапцш 

 Борового Опытнаго Лесничества ^) число абсолютныхъ актиномстрическихъ паблюдешй 

 по компенсацюннымъ приборамъ Онппрема было больше обычпаго: за годъ было 

 ] 1 2 дней наблюдений, при чемъ сдЬлано около 3000 отдвльныхъ измерешй въ разныя 

 части дня. 



Было произведено также значительное число сравпенш" различныхъ актинометровъ. 

 Изъ этихъ сравнений особенно важны опредвлешя переводнаго множителя для актинометра 

 ЗпиШзошап ГпвШиНоп Ля 2*, присланнаго изъ Вашингтона съ специальною целью устано- 

 вить связь между абсолютными актинометрическими приборами въ ЕвропЬ и Америке. 

 Результаты этихъ сравненш подготовлены къ печати. 



3) Въ октябри на поляне, где установлены психрометричесшя будкп и пр., былъ 

 поставленъ па высоте около 3 метровъ анемометръ, приспособленный для записи; 

 целью этихъ наблюденш было определить разницу въ скорости вътра на башне и на 



ПОЛЯНЕ. 



4) Въ апреле былъ на время разобранъ малый (запасный) омброграФъ Рорданца. Чув- 

 ствительность его уменьшена вдвое, такъ что на барабане могутъ быть записаны дожди 

 до 20 мм. 





1) Изъ перечисленныхъ прпборовъ актннограФы для Борового Лесничества и ЛЬсного Института пол- 

 ностью сд'Ьланы въ мастерской Обсерваторш по частному заказу механикомъ ПЬтуховымъ; для актинограФа 

 гр. Моркова въ мастерской Обсерваторш сдЬланъ тлемникъ. 



