( 33 ) 

 10 centimetres carres et que la pression varie de i centimetre de hau- . 

 teur; le poids total a ajouter au second plateau sera de lo centimetres cubes 

 de mercure, c'est-a-dire i35 grammes, taiidis qu'il serait seulement i3s%5 st 

 ie tube avail une section de i centimetre carre. On verra done I'avantage 

 qu'on peuttirer de cela pour la sensibilite de I'instrument. 



M Cela bien compris, voici la nouvelle construction de I'appareil : elie 

 consiste simplement a attacher le tube barometrique librement au bras d'un 

 levier quelconque, comme une balance, une romaine, ou autre machine a 

 peser •, mais, pour se debarrasser du trouble de peser chaque fois a chaque 

 observation, surtout pour les observations differentielles, on pourra attacher 

 au levier une aiguille plus ou moins longue qui, se mouvant sur une echelle 

 graduee, donnera k I'oeil tres-facilement les variations de pression. J'en ai 

 fait construire un a I'Observatoire dont le tube a j 5 millimetres de diametre ; 

 c'est une espece de balance romaine, au bras court de laquelle est suspendu 

 le tube, et qui est balance de I'autre cote par un contre-poids : une longue 

 lame de verre servait d'abord d'index, mais plus tard j'ai fixe au-dessus du 

 couteau de suspension un miroir dans lequel je regarde I'image d'une 

 echelle graduee placee a distance. La variation d'un dixieme de ligne est 

 accusee par *un mouvement de I'image de six lignes, et on pourrait faire 

 encore davantage. 



M Voici deux mots sur les avantages que parait promettre la nouvelle con- 

 struction. 



» i"". Puisque la pression estpesee et nonmesuree parla hauteur de la co- 

 lonne mercurielle, on pourra faire le tube d'une matiere quelconque et sur- 

 tout en fer, qui ne s'amalgame pas : I'instrument ne sera done plus si fra- 

 gile qu'il Fa ete jusqu'ici, et si onveut retenir le verre on pourra employer 

 toute sorte de tubes, pourvu seulement que leur diametre soit constant dans 

 I'espace de Texcursion barometrique. 



» 2°. Comme en augmentant la section dutube on augmente la force et le 

 poidsj on pourra done employer ce poids comme une force motrice pour 

 mouvoir un crayon attache au bras du levier, et ainsi faire marquer ses va- 

 riations sur un papier en mouvement, sans aucune difficulte, car le frotte- 

 ment resistant peutetre vaincu par I'exces de la force motrice, 



» 3*^. II est clair que, a I'aide de leviers et engrenages, on pourra, sans 

 inconvenients, sans nuire a la precision necessaire, augmenter I'echelle 

 des observations : un tube meme de barometre ordinaire a 5 millimetres 

 de diametre, attache a un rouage delicat de monlre ordinaire, a produit des 

 effets tres-grands et parfaitement surs. Mais pour les observations exacts - 

 Vusage du miroir sera toujours preferable. 



