( iSo) 

 effet inverse est produit par la lentille stereoscopique que I'on peut consi- 

 derer comme un assemblage de prismes accoles par leur sommet. 



» Dans le grand nombre d'observateurs que j'ai eu I'occasion de rencon- 

 trer, quelques-uns ne voient pas imniediatement le relief des images ste- 

 reoscopiques; cela tient a ce que lesuns sont presbytes et les autres myopesj 

 dans ces deux cas, la convergence des yeux est dilferente ; en general, le 

 myope voit a quelques centimetres de distance etle presbyte a un demi- 

 metre ; alors la convergence des deux imager par les prismes sera trop 

 grande pour les uns, trop petite pour les autres, les yeux mettront un cer- 

 tain temps pour arriver a la superposition et au relief. L'effort produit tendra 

 a ecarter ou a faire converger les images suivant que la refraction par le 

 prisme est trop forte ou trop faible. 



» Pour obvier a cet inconvenient, j'ai construit un stereoscope doutles 

 prismes refringents sont variables de zero a 24 degres par le jeu d'un bouton 

 agissant sur un pignon, qui s'engrene lui-meme dans quatre roues dont 

 chacune porte un prisme de 1 1 degres; chaque prisme peut tourner sur lui- 

 meme dans son propre plan, de maniere a donner tons les angles dec a 24 

 degres, ainsi que cela a lieu dans le diasparometre de Rochon ; on peut 

 done; par cette combinaison, avoir des stereoscopes applicables a toutesles 

 vues, quelle que soit la divergence ou la convergence des yeux ; une divi- 

 sion indique Tangle des prismes. » 



GEODESIE. — Appareil consbnit pour les operations an moyen desquelles on 

 prolongera dans toule I'etendue de C'Espagne le reseau trigonometrique (ftu 

 couvre la France. (ISote de M. Brunner.) 



« J'ai I'honneur de presenter a 1' Academic un appareil que MM. Soriauo, 

 Ibanez et Saavedra, officiers espagnols, m'ont commande pour leur gou- 

 vernement, dans le but de mesurer des bases geodesiques avec des micro- 

 scopes. 



» II se compose de deux regies, en platine et en cuivre, ayant 4 ^^^^^ 

 de longueur, 0^^,021 de largeur et o°>,oo5 d'epaisseur, et formant par 

 leur superposition un thermometre metallique. Ces regies reposent siir 

 quatorze systemes de coussinets, formes chacun de six cylindres qui 1^ 

 maintiennent en ligne droite ; les coussinets sont fixes a un banc de fer eu 

 forme de T. Les regies sont divisees dans toute leur longueur de centimetre 

 en centimetre, et a chacune des deux extremites 6 centimetres sont divises 

 en dixiemes de millimetre. La lecture se fait a I'aide de deux microscopes 



