( i5i ) 

 micrometriques ayant un mouvement longitudinal qui permet de pointer 

 sur une division determinee de la regie. Chaque microscope est place au 

 centre d'un cercle gradue qui porte deux supports sur lesquels repose son 

 axe horizontal de rotation. Un niveau sert a rendre cet axe horizontal, et a 

 amener, par consequent, I'axe optique dans un plan vertical. Pour mettre 

 les deux microscopes dans uii aligriemenl donne par un signal eloigne, on 

 les remplace, Tun par une mire, I'autre par une lunette. On dirige la 

 lunette, d'abord sur le signal, ct ensuite sur la mire. Alors on amene la 

 mire dans Talignement du sigqal, ou bien, si on le prefere, on mesure sur 

 le cercle gradue Tangle de deviation de la mire et du signal. 



i> Apres les operations d'une journee, on place dans la terre, sous I'ex- 

 tremite c^e la derniere regie, une pierre dans laquelle est scellee une 

 lame de cuivre. C'est sur cette lame qu'il faut transporter verticalement une 

 division de la regie. Pour cela, on place sur la pierre un petit appareil com- 

 post d'un disque, ayant a son centre une ouverture recouverte par une 

 plaque mobile autour d'une charniere. Sur cette plaque se trouvent deux 

 traits a angle droit, qui ont et6 graves par deux tracelets fixes sur le disque. 

 On amene le point d'intersection de ces deux traits sous la croisee des fils 

 du microscope et on souleve la plaque mobile qui porte les deux traits. 

 Alors, avec les memes tracelets, ou grave sur la lame de cuivre encastree 

 dans la pierre deux traits qui se trouvent precisement au pied de la verticale 

 abaissee de la division de la- regie. C'est a partir de ce point que doivent 

 commencer les operations du lendemaiu. 



» La lunette et le microscope dout il vient d'etre question sont construiis 

 de maniere a pouvoir observer a differentes distances. Quant a Tinchnaison 

 de la regie sur I'horizon, on pent I'obtenir a lo secondes pres, avec un 

 niveau monte sur un cercle gradue. Une lunette meridienne de o™,6o de 

 distance focale sert a preparer Talignement de la base a mesurer. 



» Pendant les deux annees qu'a dure la construction de I'instrument, 

 MM. Ibaiiez et Saavedra, qui font partie de la Commission charg^e de 

 piolonger, dans toute I'etendue de la peninsule espagnole, le rcseau trigo- 

 iiometrique qui couvre la France, ra'ont fait I'lionneur de venir dans mes 

 ateliers, et plus d'une fois j'ai ete a meme de profiter de leurs lumieres et 

 de leurs connaissances. lis se sont assures, par un premier examen, de 

 '"♦'xactitude des divisions des regies. 



» Puis Tambassadeur espagnol ayant demande et oblenu du Gouverne- 

 Hient de lEmpereur I'aulorisation de faire comparer les regies de Tappareil 

 avec la regie n*' i de Borda, deposee a I'Observatoire imperial, M. Le Verriei 



