( 658 ) 

 NOMINATIONS. 



M. BioT ayant demande, par line Lettre communiquee dans la prece- 

 dente seance, a etre, en raison de son age, remplace dans deux Commis- 

 sions des Prix dont il avail ete uomme Membre (grand prix de Sciences 

 mathematiques, question concernant la theorie mathematique des pheno- 

 menes capillaires, et prix de la fondation Bordin), I'Academie procede, par 

 la voie du scrutin, a la nomination pour la premiere de ces deux Commis- 

 sions. M. Liouville reunib'Ia majorite des suffrages. 



MEMOIRES XUS 



PHYSIQUE. — Memoire sur un nouveau baromelre; par M. Davout. 



(Extrait par I'auteur.) 

 (Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.) 



u Le barometre que j'ai I'honneur de soumettre a 1' Academie des Sciences 

 est fonde sur le principe suivant : 



» Concevons un tube de verre cylindrique, dans une position verticale, 

 contenant une petite colonne de raercure, et dont les extremiles peiivent a 

 volonte s'onvrir et se fermer hermetiquement. Soit S I'extremite superieure 

 et I I'extremite inferieure ; la colonne de mercure est en contact avec S qui 

 est ferme. I est d'abord ouvert, puis referme ; on ouvre S, le mercure s a- 

 baisse d'uue petite quantite. Lorsqu'il a repris sa position d'equilibre, on 

 referme S, on ouvre I : nouvel abaissement du mercure. Je nomme operation 

 I'ouverture successive des extremites superieure et inferieure. L'abaissement 

 du mercure, a la fin de la premiere operation, est fonction de la pression 

 atmospherique; mais cet abaissement est trop petit pour que Ton puisse 

 en conclure avec assez d'exactitude la pression de I'air exterieur. Pour parer 

 a cet inconvenient, on repete la meme operation jusqu'a ce que le mercure 

 arrive aussi pres que possible de I'extremite 1 ; l'abaissement total du mer- 

 cure pourra alors se mesurer avec assez d'exactitude pour pouvoir conclure 

 de ces variations, ainsi que de cellesdu nombre d' operations failes, les va- 

 riations de la pression atmospherique. 



» Telle est I'idee fondamentale du barometre que j'appelle barometre repe- 

 titeur. 



» II se compose essentiellement d'un tube de verre gradue et muni a ses 

 deux extremites de soupapes tenues fermees par un ressort, et qui peuvent 

 s'ouvrir an moyen d'un levier coude. Mais pour I'usage de I'instrument il 



