﻿— 
  561 
  -" 
  

  

  de 
  C; 
  on 
  pourrait 
  îe 
  nommer 
  groupe 
  C 
  ; 
  elle 
  renferme 
  les 
  sous- 
  

   groupes 
  a, 
  /S, 
  y. 
  

  

  La 
  troisième 
  entoure 
  D; 
  c'est 
  la 
  plus 
  remarquable, 
  a, 
  jS, 
  7, 
  ^, 
  

   £, 
  sont 
  des 
  sous-groupes 
  qui, 
  dans 
  les 
  petits 
  instruments 
  appa- 
  

   raissent 
  sous 
  forme 
  de 
  lignes 
  simples. 
  Dans 
  les 
  grands 
  spectro- 
  

   scopes, 
  les 
  raies 
  de 
  ce 
  groupe 
  sont 
  très-nombreuses. 
  

  

  La 
  figure 
  lïl 
  présente 
  la 
  coraiparaison 
  des 
  spectres 
  du 
  soleil 
  et 
  

   de 
  Sirius, 
  au 
  méridien 
  et 
  à 
  Thorizon. 
  Voir 
  plus 
  bas 
  : 
  Des 
  bandes 
  

   telluriques 
  dans 
  le 
  spectre 
  de 
  Sirius. 
  

  

  Nous 
  ferons 
  remarquer 
  enfin, 
  d'une 
  manière 
  générale, 
  que 
  les 
  

   parties 
  ombrées 
  du 
  spectre, 
  ou 
  les 
  lignes 
  spectrales 
  de 
  faible 
  inten- 
  

   sité 
  ont 
  dû 
  être 
  reproduites 
  en 
  gravure 
  par 
  de 
  très-fines 
  lignes, 
  

   visibles 
  seulement 
  à 
  la 
  loupe, 
  et 
  qui 
  ne 
  doivent 
  pas 
  être 
  considé- 
  

   rées 
  comme 
  des 
  lignes 
  spectrales 
  dinctinctes; 
  celles-ci 
  s'individua- 
  

   lisent 
  à 
  la 
  vue 
  simple. 
  

  

  DU 
  SPECTRE 
  DE 
  LA 
  LUNE 
  ET 
  DES 
  ETOILES. 
  

  

  Quand 
  il 
  s'agit 
  d'étudier 
  la 
  lumière 
  de 
  la 
  lune 
  et 
  des 
  étoiles 
  

   dont 
  l'intensité 
  est 
  incomparablement 
  plus 
  faible 
  que 
  celle 
  du 
  so- 
  

   leil, 
  l'emploi 
  de 
  spectroscopes 
  spéciaux 
  devient 
  nécessaire. 
  

  

  Dans 
  mes 
  études 
  en 
  Italie 
  , 
  je 
  me 
  suis 
  servi, 
  pour 
  cet 
  objet, 
  du 
  

   spectroscope 
  à 
  vision 
  directe 
  que 
  j'ai 
  présenté 
  à 
  l'Académie 
  des 
  

   sciences, 
  le 
  (3 
  octobre 
  1862. 
  Voici 
  la 
  description 
  de 
  cet 
  instru- 
  

   ment, 
  extraite 
  des 
  Comptes 
  rendus. 
  

  

  « 
  Le 
  second 
  instrum.ent 
  est 
  un 
  spectroscope 
  de 
  poche; 
  il 
  est 
  éga- 
  

   lement 
  à 
  vision 
  directe, 
  et 
  forme 
  une 
  très-petite 
  lunette 
  qui 
  peut 
  

   se 
  replier 
  sur 
  elle-même. 
  Le 
  redressement 
  du 
  faisceau 
  est 
  obtenu 
  

   au 
  moyen 
  d'un 
  prisme 
  composé, 
  construit 
  sur 
  le 
  principe 
  de 
  celui 
  

   de 
  M. 
  Amici, 
  qui 
  est 
  formé, 
  comme 
  on 
  sait, 
  d'un 
  prisme 
  central 
  

   en 
  flint 
  très-dispersif 
  , 
  accolé 
  à 
  deux 
  prismes 
  de 
  crovvn 
  à 
  sommets 
  

   opposés, 
  et 
  qui 
  redressent 
  le 
  faisceau. 
  Cette 
  ingénieuse 
  disposition 
  

   a 
  seulement 
  l'inconvénient 
  de 
  ne 
  pas 
  donner 
  une 
  dispersion 
  aussi 
  

   énergique 
  qu'on 
  pourrait 
  le 
  désirer, 
  à 
  cause 
  de 
  faction 
  des 
  prismes 
  

   de 
  crown 
  , 
  qui 
  tendent 
  à 
  achromatiser 
  le 
  faisceau. 
  Pour 
  remédier 
  à 
  

   ce 
  défaut, 
  sans 
  augmenter 
  démesurément 
  la 
  longueur 
  de 
  la 
  lunette, 
  

   j'ai 
  employé 
  deux 
  prismes 
  de 
  flint 
  extra 
  -dispersif 
  à 
  90 
  degrés, 
  

   faisant 
  corps 
  avec 
  trois 
  prismes 
  de 
  crown 
  taillés 
  sous 
  les 
  angles 
  

   ( 
  onveiia])l( 
  s 
  pour 
  ])rocurer 
  le 
  redressement 
  du 
  faisceau. 
  Ce 
  sys- 
  

  

  