UN NUOVO MIOGRAFO 
PEL 
Dott. GIUSEPPE D’'ABUNDO 
AJUTO NELL'ISTITUTO PSICHIATRICO E DI MEDICINA LEGALE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PISA, 
DIRETTO DAL PROF. SADUN 
In alcune mie ricerche cliniche miografiche ('), mi era 
necessario poter stabilire un esame comparativo dei resultati 
ottenuti, praticando l'osservazione sullo stesso muscolo, ma 
in tempi differenti. Ciò naturalmente implicava la necessità di 
mettersi sempre per quanto era possibile in identiche condi- 
zioni. Nello stesso tempo in cui praticava le mie ricerche, con- 
siderava come fosse una condizione necessaria per l'esatta 
osservazione il far sì, che l'applicazione dell’ apparecchio non 
ostacolasse i movimenti del muscolo, sempre nei limiti del 
possibile. 
Una causa di errore nelle ricerche miografiche può derivare 
dal non poter essere sicuri di graduare mediante una scala in 
millimetri la vicinanza maggiore o minore del bottone esplo- 
ratore al muscolo. Se di questa scala se ne può fare a meno 
in una semplice osservazione, essa si rende essenziale nelle ri- 
cerche comparative. La vicinanza variabile del bottone G al 
muscolo, porta una variazione di volume d’aria nella came- 
retta M (vedi figura); inoltre la pressione maggiore di esso po- 
(1) 1. Ricerche grafiche sul clono del piede e del ginocchio in diverse forme ‘di 
malattie vervose (La Psichiatria, la Neuropatologia, ecc. Napoli). 
2. Studio clinico su d'un caso d’ Istero-Epilessia nell'uomo, con inversione 
sessuale (Giornale internazionale delle Scienze Mediche, Napoli). 
