d'LETTIO 
E Meg 
102 G. D' ABUNDO 
trebbe essere in alcuni casi di nocumento quando si volesse 
per es. registrare qualche movimento fibrillare di un determi- 
nato muscolo. Se si fa specialmente una ricerca elettrica com- 
parativa in ore od in giorni differenti, è molto importante esser 
sicuri, che il bottone, il quale fa da eccitatore, sia sempre alla 
stessa distanza, altrimenti l’ eccitamento potrebb' essere più o 
meno immediato. 
Ad evitare quest’inconvenienti ho fatto costruire un mio- 
grafo, il quale se non altro per le ricerche comparative potrà 
rendere degli utili servigi. 
L'apparecchio preso così in generale rassomiglia a quello 
Verdin ultimo modello. 
n= 
--------x 
|p=eoccccronae 
Consiste in un pezzo di sostegno, CAH, che si applica con 
una fascia aderente alle branche H H sul muscolo. Le curve A A 
(le quali saranno più o meno pronunziate rapporto alle bran- 
che HH) fanno sì che l apparecchio per questa porzione non 
aderisca al muscolo, per cui questo nelle diverse modificazioni 
che subisce nel suo volume, sia spontaneamente, che sotto 
l’eccitamento elettrico, non incontri ostacoli. Le quattro vite B 
permettono d’ingrandire a piacere la base di sostegno del 
ili de 
