UN NUOVO MIOGRAFO 103 
miografo. Sulla colonnina 0, dove scorre mediante una vite 
l'apparecchio esploratore, esiste una scala di 4, 5 centimetri 
divisa in millimetri, la quale permette di poter fissare il detto 
apparecchio sempre ad un determinato punto. Anche sulla bran- 
ca D esiste un’altra scala che rende possibile una esatta ap- 
plicazione del bottone esploratore, qualora si voglia sempre 
sullo stesso punto muscolare. M è la camera d’aria, la quale 
per mezzo di / sì mette in comunicazione col tubo di caoutchout 
che va all’ago scrivente; il pezzo M è di ebanite. Da E parte 
una spirale a filo metallico di cui è nota la grossezza (che dà 
una certa tensione alla camera d’aria), e che va al bottone G. 
Allora volendolo adoperare, un filo dell'apparecchio faradico 
(in cui sia intercalato un interruttore) si fissa in £, l’altro 
ravvolto in un po di fogliettina metallica si mette sotto la 
branca H, e così esso funziona. 
Sicchè ad esser sicuri di esplorare il muscolo sempre nello 
stesso punto e nelle identiche condizioni, la prima volta che 
sì adopera l’ apparecchio, con un lapis colorato si nota il punto 
di applicazione delle branche HH sull’arto; si applichi pure 
il bottone G in quel modo che parrà più conveniente, solamente 
si noti sulla scala C il numero che segna, affinchè in altra 
evenienza possa mettere il bottone nella identica posizione; la 
scala D permette all’ apparecchio L di scorrere per fissare il 
bottone G nel punto determinato. 
In tal guisa una ricerca miografica si rende più esatta che 
con altri apparecchi simili; e quando si consideri, che nelle 
osservazioni cliniche bisogna prima d'ogni altro, che gli appa- 
recchi corrispondano allo scopo, e permettano di eseguire con 
rigore scientifico le volute ricerche, ciò mi fa sperare che que- 
sto miogratfo verrà adottato. Il prezzo stesso di L. 25 lo rende 
anche preferibile per la parte economica. 
Pisa, Novembre 1888. 
