(‘336 ) 
trale de la petite section du tube qui l'enveloppe. Pour une raison que 
j'expliquerai plus Join, je place l'extrémité divergente du tube intérieur 
exactement au point où les sommets tronqués des cônes du grand tube 
viennent se réunir. 
» Si l'instrument doit être appliqué à mesurer de tres petites vitesses, 
je fixe (fig. 2) un troisième tube, encore plus petit, dans l'intérieur du 
deuxième, en observant les conditions indiquées à l'égard des deux pré- 
cédents. | 
» Enfin, pour que l'instrument ainsi constitué puisse être employé pour 
mesurer la vitesse des courants liquides ou gazeux, je réunis par leurs 
petites bases, dans un manchon creux, les extrémités tronquées des deux 
cônes qui forment le dernier tube de l'appareil. Ces deux extrémités 
doivent laisser entre elles un petit intervalle libre pour établir. une com- 
munication avec l'intérieur du manchon et, par suite, avec un manomelre 
à eau, sur lequel on lit, non pas directement, comme avec le tube de Pitot, 
mais par différence, la vitessé du courant qu’on se propose de mesurer: 
» Mode de fonctionnement de l’anémomètre-multiplicateur. — Pour bien 
fixer les idées sur le phénomène physique que cet appareil a pour put de 
Fig. 3. 
mettre en évidence, il convient de considérer d’abord ce qui se p? 
+ r . á f 10 
qu on experimente avec un seul tube disposé comme l'indique le dess! 
DS nd ee 2 
sse lof” 
à gl et à hi nt 
mena que anses 
