(a ) 
(fig. 3). Si par le jeu d'un ventilateur, ou par tout autre moyen analogue, on 
y insuffle de l'air et qu’on observe la hauteur des colonnes d’eau des deux 
manomètres appliqués, l’un à l'orifice d'entrée du tube biconique, l’autre 
à sa petite section, on constatera que, la colonne d’eau soulevée par la 
pression due à l’action du ventilateur étant 1, celle indiquée par le 
deuxième manometre sera 6; mais, à l'inverse du premier manomètre, ce 
dernier marque une pression négative, due à l'accélération de la vitesse du 
courant lancé dans le tube par le ventilateur (+). 
» Cette action pneumatique des tubes convergents-divergents se mani- 
feste à son plus haut degré juste au point de jonction des deux cônes qui 
forment le tube; or, si l’on fixe à la suite l’un de l’autre un deuxième et, 
au bésoin, un troisième tube de même forme, mais de dimensions décrois- 
santes, ils auront pour effet d'augmenter à chaque échelon le degré de 
vide et par suite la vitesse d'écoulement produite par le premier tube. 
» Ce fait singulier s'explique facilement, si l'on considère que, chacun 
des tubes successifs ayant son orifice de sortie placé au centre de la petite 
section du tube qui le précède, l’écoulement de l'air se fait dans chacun 
d'eux, non seulement par l’action propulsive dont le courant tout entier 
est animé, mais plus encore par l'influence de la pression atmosphérique 
qui pèse de tout son poids sur l’orifice d’entrée, tandis que l’orifice de sortie 
débouche dans un milieu où l'air est de plus en plus raréfié. 
» Les résultats d'expériences sur un anémomètre à deux tubes donnent 
en moyenne pour l’écart entre la hauteur de la colonne d’eau soulevée par 
la pression directe du courant et la hauteur due à l'accélération produite 
par les actions successives des deux tubes, le rapport :: 1:20, ce qui 
donne pour les vitesses le rapport 1 à 4,5. En employant un anémomètre à 
trois tubes, l'écart est beaucoup r considérable, il est :: 1 : 80 pour 
les hauteurs de colonnes d’eau, et :: 1 : 8,7 pour les vitesses. 
» Dans une expérience où = sn mesurée à la bouche de sortie du 
ventilateur était de 3° d’eau, le vide, au troisième tube de l’anémometre, 
tenait en équilibre une colonne d’eau de 2%,70 de hauteur, soit quatre- 
(*) Le rapport 1 : 6 qu’on observe lorsqu'on expérimente sur un tube dont l’intérieur 
est entièrement libre, s'abaisse à 1 : 4 dans l'application à l’anémomètre multiplicateur, La 
cause en est facile à comprendre. 
Les tubes de diamètres décroissants, placés à la suite du premier, forment obstacle au 
Passage du courant, et par suite ralentissent sa vitesse d'écoulement dans une certaine me- 
sure, d'où résulte une diminution proportionnelle dans le degré de vide peard a chaque 
échelon de Panémomètre, 
