( 332 ) 
vingt-dix fois celle dne à la vitesse du courant à son entrée dans le premier 
tube de l’anémometre. 
» Les avantages qui sont propres à ce système d’anémometre sont les 
suivants : 
» Il ne comporte, dans sa construction, ni mécanisme délicat, ni pièce 
mobile dont le jeu soit influencé par le défaut de soins apportés à son en- 
tretien. 
» Il est facile à transporter et peut être installé à peu de frais dans les 
galeries de mines. 
» Combiné avec un appareil enregistreur, il fournit un moyen sür de 
contrôle du fonctionnement des appareils employés pour la ventilation. 
» Il peut, par des moyens très simples, mettre en jeu des sonneries où 
autres appareils avertisseurs, pour tenir en éveil l'attention des ouvriers 
chargés du service de |’ aérage. 
» La propriété qu’il possède, d'amplifier considérablement l'échelle in- 
dicatrice des variations de la vitesse, permet d'obtenir par son emploi we 
grande exactitude dans les résultats q’ expériences. 
Vitesses du vent et dépression observée à chacun des trois tubes. 
Pression 
en millimètres d’eau 
Vitess contre 
du vent en mètres un tube ou vent Dépression en millimètres d’eau 
par seconde ys . au premier au deuxième au troisième 
V=V25H Rat 
gH. 28 tube. tube. 
m mm mm mm pon 
US aE è G. 0,3 0,9 4 
E E 0,2 0,6 1,8 6 
i G aa 0,3 0,9 3,6 sf 
Tr a 0,4 1,3 4,6 17 
208, sue 0,5 1,7 6,0 ii 
s O A G KA 739 28 
Sig foui 0,7 2,5 9,2 3 
fe Rens mo. 0,8 3,0 10,8 44 
p R A ss 0,9 Sr 14 = 
3,90.. aA a NES E I 4 16 65 
ne LR “+ NE S 2 8 32. 135 
A 3 13 52 27 
LAN A EL ROLE Ver ARE 4 J 7 70 290 
ER KEKEN EEI s 5 p A i T 370 
aS EN e O on 6 26 110 450 
ss “ur woii gia . 7 30 126 530 
M e a D nds E E 8 35 149 620 
i. - a i ser >». 9 4o 168 710 
EE 10 45 190 800 
