( 518 ) 
PHYSIOLOGIE. 
PRIX MONTYON (PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE): 
(Commissaires : MM. Vulpian, Ch. Robin, Gosselin, H. Milne Edwards; 
Marey, rapporteur.) 
Depuis plusieurs années, M. »’ArsonvaL poursuit une série de recherches 
sur la chaleur animale, en se plaçant au double point de vue de la me- 
sure des températures et de la détermination des quantités de chaleur pro- 
duites par les êtres vivants. 
Élève de CI. Bernard, M. d'Arsonval a prêté un utile concours à notre 
illustre et regretté confrère dans ses recherches sur la répartition des tem- 
pératures dans les différentes parties du corps; il a, en effet, beaucoup 
accru la sensibilité et la précision des appareils thermo-électriques employés 
aux mesures délicates des températures (*). | 
` Les aiguilles thermo-électriques subissaient parfois, de la part des li- 
quides de l’organisme, une attaque chimique d’où naissaient des courants 
qui troublaient les indications du galvanomètre. D'autre part, si l'on A 
tégeait ces aiguilles par une enveloppe isolante, on diminuait la sensibi- 
lité de l'instrument en gênant la transmission de la chaleur. M. d’Arsonval 
a su parer à ces inconvénients en faisant les sondes de deux métaux, doit 
Pun constitue une enveloppe tubulaire dans laquelle l’autre est complète 
ment enfermé. De cette façon, l’action du sang et des humeurs ne pe 
plus sur les deux métaux de la sonde, et, d’autre part, celle-ci conserve 
toute sa conductibilité pour la chaleur. 
| On se servait autrefois, dans les expériences thermo-électriques, 
vase rempli de glace- fondante, pour donner une température fixeà 
des aiguilles. Il en résultait un écart très grand entre les'températures q" 
s'agissait de comparer. M. d'Arsonval a accru la sensibilité des mesur 
thermo-électriques en substituant à la glace fondante une étuve dont 
température est aussi rapprochée qu’on veut de celle de l'organisme se 
et maintenue parfaitement constante au moyen d’un régulateur: Cette m” 
thode permet d’obtenir des mesures absolues de la température. il 
Le galvanomètre lui-même a reçu d'im portantes modifications : MM.d 
Een | 
Pune 
1) Voir CL : et suit 
(3 Cr. Bean, Leçons sur la Physiologie opératoire. Paris, 1879; P" 463 
