( 320 ) 
leur, on l’enlevait constamment au moyen d’un courant d’eau à zéro qui 
traversait un serpentin logé dans les parois du calorimètre et s’écoulait au 
dehors après avoir acquis la température de celui-ci. Un régulateur de cet 
écoulement d’eau faisait varier la vitesse du courant de telle sorte quele 
calorimètre gardât toujours sa température initiale. 
On voit que cette méthode permet d’estimer à chaque instant la quantité 
de chaleur produite par l’animal depuis son entrée dans le calorimètre. 
Supposons, en effet, qu’à un moment donné il soit passé par l'instrument 
rit d’eau. Si le calorimètre est à 30°, ce litre d’eau, qui y est entré à la 
température de 0°, représente 30°% enlevées à l'appareil pour le maintenir 
à sa température initiale, et cette chaleur enlevée correspond exactement 
à celle que l'animal a produite pendant ce temps. 
Sous la forme qui vient d'être décrite, ce calorimètre permettait déjà 
certaines expériences de Physiologie. A l'aide de cet appareil, M. d'Ar- 
sonval avait confirmé les intéressants résultats obtenus par M. Moitessier 
dans ses études sur l’incubation des œufs d'oiseaux : comme cet expéti- 
mentateur, il avait vu que, pendant les premiers temps de son développe- 
ment, l'embryon absorbe de la chaleur, tandis qu’il en dégage à la fin de 
l'incubation, D'autre part, en plaçant dans son calorimètre des animaux de 
différentes espèces, M. d’Arsonval avait pu évaluer pour chacune d'elles 
la quantité de chaleur produite en un temps donné et rapportée à l'unité 
de poids (). 
D'autres progrès devaient bientôt être réalisés encore. M. d’Arsonval, 
sentant qu'il importait de pouvoir suivre à chaque instant la production 
de la chaleur, combina son calorimètre avec les appareils inscripteurs de 
l'écoulement des liquides, appareils dont votre rapporteur a décrit (°) dif 
férents types qu’il emploie dans son laboratoire. Le calorimètre se trouva 
ainsi transformé en un calorigraphe, qui traduit par une courbe la quai 
tité de chaleur dégagée en fonction de temps. g 
Il fut dès lors possible de suivre avec exactitude les changements qu 
surviennent à chaque instant dans la production de la chaleur sous Hé 
taines influences passagères, telles que l’action ou le repos, l'obscurité 0 
la lumière, l’abstinence ou l'alimentation. 
C'est ainsi que, par les perfectionnements successifs de sa méthode €! de 
A Voir i Notes successives de M. d'Arsonval, Comptes rendus, séances des 1? g 
3 (Zig ”_ août 1879, 27 septembre 1880, 10 janvier 1881, 11 juillet 1881. 
(°) Voir Marey, la Méthode graphique, p. 587. Paris, 1878. 
