( 4u ) 
» Pour les réaliser, on se sert, d’une part, d’un niveau à bulle d’air con- 
venablement monté et réglé, d'autre part d’un bain de mercure et d’un 
oculaire nadiral. 
» Le niveau à bulle d’air se place sur un cylindre C bien calibré exté- 
rieurement, fixé au tube de la lunette, à peu près dans le prolongement 
de l’axe de déclinaison, et muni d’une vis de rectification sensiblement per- 
pendiculaire à cet axe. 
» L’axe de déclinaison étant sensiblement horizontal et la lunette sensi- 
blement verticale, on place le niveau sur le cylindre C, et, en déplaçant un 
peu la lunette et l’axe, on amène la bulle à être en ses repères. On fait alors 
tourner la lunette exactement de 180° autour de l'axe de déclinaison et, 
apres avoir replacé le niveau en C, on fait revenir la bulle entre ses repères, 
en agissant à la fois sur la vis de rectification du cylindre C etsur la vis tan- 
gentequi commande l'axe horaire. Après quelques tâtonnements de ce genre, 
la bulle du niveau se maintient entre ses repères dans les deux positions 
de la lunette, et l'axe de déclinaison est horizontal dans sa position actuelle. 
» On fait alors tourner l’axe horaire de 12", eton replace la lunette sen- 
siblement verticale ; on amène ensuite la bulle du niveau entre ses repères 
en agissant à la fois sur les boulons de l’axe de déclinaison et sur la vis 
tangente qui commande l’axe horaire. Aprés quelques tâtonnements de ce 
genre, la bulle du niveau restera entre ses repères dans toutes les positions 
onnées à la lunette et à l’axe. On déplacera alors les verniers du cercle 
horaire jusqu’à faire marquer o! à l’un d'eux dans l’une des deux positions 
de l'axe de déclinaison. La première condition dont nous avons parlé est 
alors remplie. 
y Pour réaliser la seconde, on s’appuie sur cette remarque que, si l’on a 
fait deux observations de nadir, le cercle horaire étant d’abord à ot, puis à 
12°, la différence des deux lectures faites sur le cercle de déclinaison est 
égale 3 double de langle aigu que fait axe horaire avec la verticale du 
: L'inclinaison de laxe sur l’horizon sera donc convenable, lorsque 
se égale au touhle de la colatitude du lieu; les vis 
verniers-du sk En d obtenir ce résultat, On depisoera non les 
cle de déclinaison jusqu’à faire marquer à l’un d’eux,. 
ue la lunette est pointée sur le nadir, soit la latitude, soit la colatitude 
du lie i i 
vent nt > Suivant le mode de chiffraison du cercle et la signification que l'on 
Onner aux lectures. 
3 L’instrament r Jz : : i 
> est alors réglé physiquement, et il ne reste plus qu’à 
l'orienter. ~ 5'te paysıq ` ptus q 
