Sas | 
» 3. La frange centrale, dans la lumiere blanche, est noire, car l’un des 
faisceaux a subi une réflexion externe, l’autre une réflexion interne par 
la glace b. Mais cela n’est plus vrai lorsque la seconde glace n’est pas de 
même épaisseur et parallèle à la première, Alors le phénomène d’achro- 
matisme qu’a étudié M. Cornu intervient. 
» 4. Si l’on interpose, dans le trajet de l’un des faisceaux, une lame de 
verre augmentant en même temps la distance de l’autre miroir, et réglant 
soigneusement le parallélisme des images des deux miroirs, on trouve un 
grand nombre de franges circulaires, blanches et noires. Dans des condi- 
tions favorables, on en peut compter de cinquante à cent. La différence de 
marche des rayons de lumière blanche qui donnent encore ces franges peut 
dépasser mille longueurs d'onde. 
» Tous ces phénomènes se trouvent expliqués théoriquement par des 
formules que je compte donner prochainement, » 
ÉLECTRICITÉ, — Boussole sans résistance, destinée à la mesure des courants 
intenses. Note de MM. Terquem et Dame, présentée par M. Faye. 
« Cet appareil se compose essentiellement : 1° d’une boussole d’arpen- 
teur au-dessous de laquelle on a fixé une première bande de cuivre de 
o™,or de largeur environ, où circulera le courant, disposition souvent 
adoptée, du reste, pour indiquer le passage d’un courant; 2° d'une sorte de 
prisme, formé par la réunion de lames de bois rectangulaires de mêmes di- 
mensions que la boussole, ayant chacune la même épaisseur; au-dessous de 
Chaque lame est incrustée une bande de cuivre parallèle à la première; 
quatre tringles munies de boulons rendent la boussole et les lames complé- 
tement solidaires. 
2 Au centre de Ja base de ce prisme rectangulaire, est fixée une tige cy- 
lindrique de bois qui pénètre dans un pied fixe et permet de faire tourner 
la boussole autour de son centre. Des ressorts placés sur le pied, en relation 
avec les conducteurs dans lesquels circule le courant, appuient sur deux 
lames demi-cylindriques fixées sur la tige centrale, ét séparées l’une de 
l’autre par un petit intervalle; de ces lames cylindriques partent des con- 
ducteurs verticaux qui se rendent aux lames horizontales superposées dans 
l'épaisseur du prisme ; le déplacement d’une seule cheville permet de faire 
panet le courant dans l’une ou l'autre bande. Cet appareil peut également 
servir comme boussole des tangentes et comme boussole des sinus. 
Si l’on veut employer les sinus, après avoir fait tourner tout l'appareil 
