( 628 ) 
à 250%. Le col de ce ballon porte une tubulure f, de petit diamètre; il 
reçoit un bouchon creux terminé à sa partie supérieure par un tube étroit 
qui porte un robinet r. A l’intérieur de ce bouchon est soudé, dans l'é épais- 
seur de la paroi, un tube recourbé d, qui arrive à quelques millimètres du 
fond du vase et dont l'ouverture supérieure peut être amenée à coïncider, 
en o, avec la tubulure f, en tournant convenablement le bouchon (1). 
» Avant de faire usage de cet appareil, il est nécessaire d’en établir une 
fois pour toutes les constantes, à savoir le volume intérieur du ballon et le 
poids de l'air correspondant. Pour cela, on le remplit d’eau distillée dont 
on prend la température, et, après s'être assuré qu’il ne reste aucune bulle 
d'air ni dans le vase, ni dans le bouchon, on le pèse. Il faut.ensuite vider 
le ballon, le sécher soigneusement, enduire le bouchon et le robinet d'une 
légère couche de graisse, puis le remplir d’air sec en mettant en relition 
la tubulure f avec un tube à potasse et un tube à chlorure de caleiumy-et 
la tubulure e avec un aspirateur. La température et la pression ayant été 
notées, on ferme le ballon et l’on en détermine exactement le poids. L'excès 
du poids du ballon plein d’eau sur le poids du ballon plein d’air donne 
le poids apparent de l’eau, d'où l’on déduit facilement le volume intérieur V. 
» Les variations de la pression barométrique, de la température et de 
l’état hygrométrique de lair exercent sur les résultats une influence no- 
table. Aussi est-il nécessaire, afin d'annuler les effets de la poussée, de faire 
la tare du ballon, non avec des poids, mais, ainsi que le prescrit Regnault, 
avec un ballon compensateur de même volume extérieur et soufflé avec le 
même verre. Cette tare est d’ailleurs définitive; elle sera invariable aussi 
longtemps qu’il ne surviendra aucun jhope au ballon à gaz. Il faut 
donc éviter de déplacer sans nécessité le bouchon ou le robinet, afin de ne 
pas s'exposer à enlever une partie de la légère couche du corps gras. Tous 
les gaz emprisonnés dans le ballon peuvent en être facilement expulsés par 
un courant d’air sec. 
» Les constantes étant connues, voici comment on Hu Ja densité 
d’un gaz quelconque. Après avoir ouvert le robinet r et fait tourner le bou- 
- chon de manière à placer louverture supérieure du tube d exactement en 
regard de celle de la tubulure latérale f du col, on met, au moyen d'un 
F, Le PO 
(1 Ge instrument ne saurait donner de bons résultats que si sa construction est irré- 
EE h Les ballons dont je fais usage remplissent toutes les condisions voulues; ils ont 
été construits par M. Alvergniat avec une rare perfection. Les gaz qui y sont emprisonnés 
ne subissent aucune variation de poids, même après plusieurs jours. 
