(629 ) 
caoutchouc, cette tubulure en relation avec le courant gazeux. Le gaz, qui 
doit préalablement être convenablement lavé et parfaitement desséché, 
arrive ainsi au fond du ballon et déplace rapidement l’air qui s'échappe 
par la tubulure e du bouchon. 
» Afin de connaître avec précision la température du gaz qui pénètre 
dans le ballon, on met la tubulure e en communication avec un large tube 
dans l’axe duquel est placé un thermomètre très sensible; le tout est en- 
fermé dans une cage en bois, dont deux des faces opposées sont en verre à 
vitres, afin de mettre le ballon et le thermomètre à l’abri des variations 
brusques de température. ; : 
» Au moment de mettre fin à l'expérience, on note les indications du 
thermomètre et du: baromètre, puis on fait tourner le bouchon, en ayant 
soin de ne pas le soulever; après avoir ainsi intercepté l’arrivée du gaz, on 
enlève le caoutchouc dæla tubulure f, et on ferme le robinet. 
» En opérant comme il est dit, on est assuré que le gaz qui remplit le 
ballon s’est mis en parfait équilibre avec la pression extérieure. 
» Lorsque le gaz est plus lourd que l'air, on place le ballon comme 
l'indique la fig. 1, tandis que pour les gaz plus légers on le fixe renversé 
sur le support représenté par la fig. 2. En cas d’incertitude, un essai préli- 
minaire indiquera comment devra être disposé le ballon pour l’éxpérience 
définitive. ; 
F Le ballon plein de gaz étant porté dans la balance, on attend qu'il 
ait pris la température de l’air de la cage, puis on effectue la pesée. 
» Toutes les données étant maintenant obtenues, voici les calculs à faire 
Pour en déduire la densité du gaz. Soient : 
V le volume intérieur du ballon (en centimètres cubes) (!}; 
a le poids constant de l'air correspondant au volume V, à la température et sous la pression 
observées, que contenait le ballon quand on en prenait la tare; 
p an positif ou négatif, du poids du ballon plein de gaz sur le poids du ballon plein 
air; : ; 
tla température du gaz; 
Hla pression barométrique réduite à zéro. 
i naea a a SS E N EN . ri rm 
: (°) Comme on opère à la température ambiante, qui ne varie que dans des limites peu 
nr On n’a pas à tenir compte de la dilatation de l'enveloppe, car elle ne peut changer 
ent os de plus d’un dixième de centimètre cube, quantité inappréciable 
t aux erreurs d'observation. Le volume du ballon peut donc être considéré 
comme constant, | 
C. R., t882, 1er Semestre, ( T. XCIV, N° 40.) pz 
