(721 ) 
sur lequel les savants expérimentateurs n’ont pas réussi à sé mettre 
d'accord (‘). 
» Au cours de mes recherches sur la chaleur spécifique du platine à 
hautes températures, jeus l’occasion de remarquer que l'argent ne fond 
pas dans une étuve chauffée à la vapeur de zinc, et, comme le point de 
fusion de l'argent est, d’après mes mesures, complètement d’accord sur ce 
point avec celles de M. Edm. Becquerel, 954°, il en résultait nécessairement 
que le point d’ébullition du zinc est inférieur à 954°. Je fis alors part de 
cette observation à M. H. Sainte-Claire Deville, qui m’engagea à reprendre 
la question et me donna en même temps, avec sa bonté habituelle, les 
précieux conseils que lui dictait sa profonde connaissance du sujet. Ce 
sont les résultats de cette nouvelle étude que je demande à l’Académie la 
permission de lui soumettre aujourd’hui. 
» La grande difficulté de la détermination du point d’ébullition du zinc, 
et de toutes les opérations analogues, est dans la faible capacité calorifique 
de la vapeur, par suite de laquelle la moindre variation accidentelle de la 
paroi de l’étuve rejaillit immédiatement sur le thermomètre plongé dans 
la vapeur. Pour obvier à cet inconvénient, j'ai fait construire un appareil 
en fonte émaillée, rappelant l'appareil classique pour la détermination du 
point 100 du thermomètre, à cela près que j'ai ajouté à l'intérieur une 
troisième enveloppe, de sorte que le réservoir thermométrique est enve- 
loppé par une triple enceinte, dans laquelle circule la vapeur de zinc 
fournie par la marmite formant la partie inférieure de l’appareil. Le tout 
est recouvert extérienurement d’une épaisse couche de terre; mêlée de poil 
de vache, et placé dans un fourneau chauffé au charbon de bois. L’expé- 
rience montre que cette disposition très simple atteint bien le but voulu : 
quand les 10*# de zinc'contenus dans la chaudière sont en pleine ébullition, 
et que la vapeur condensée dans le tube de dégagement fait retour dans le 
récipient sous la forme d’un jet liquide continu, la température est abso- 
lument stationnaire, que l’on ouvre ou que l’on ferme les registres du 
Urneau. Il n’y a donc plus qu’à mesurer cette température. Avec les 
appareils de M. H. Sainte-Claire Deville, cela ne présente aucune difficulté : 
un ballon de porcelaine relié à un manomètre suffit, comme l’on sait, à 
cette mesure. Voici les données d’une expérience : 
m O O 
|‘) Comptes rendus, t. LVI, 1863, passim. 
