( 724 ) 
PHYSIQUE APPLIQUÉE. — Appareil destiné à régulariser l'écoulement d'un gaz 
à une pression quelconque. Note de M. J. Vice. (Extrait.) 
« Dans une série de travaux en cours d’exécution, j'ai dû me poser le 
problème suivant : Étant donnée une enceinte où l’on comprime un gaz, la 
pression de ce gaz tendant à diminuer par suite des réactions qui se pas- 
sent dans cette enceinte, trouver un appareil qui permette de compenser 
automatiquement, à chaque instant, cette diminution de pression, quelque 
faible qu’elle puisse être. 
» Le régulateur d'écoulement gazeux que j'ai fait construire fonctionne à 
toute pression. Il est placé entre l'enceinte et un réservoir de provision à 
gaz comprimé, dont la pression doit toujours être supérieure à celle de 
l'enceinte. Dès que la pression diminue dans celle-ci, le jeu du régulateur 
fait passer, du réservoir dans l’enceinte, la quantité de gaz nécessaire pour 
compenser cette diminution de pression. 
» À cet effet, l'appareil présente un manomètre à mercure, de forme 
spéciale, dont l'une des branches renferme le gaz à une pression déter- 
minée, constante pour tout le temps de l'opération, l’autre branche com- 
muniquant avec l'enceinte. Si une diminution de pression se manifeste 
dans celle-ci, le mercure s'élève dans le tube manométrique, arrive au 
contact d’une tige d’acier nickelée, isolée dans l’axe du tube. Ce contact 
établit un courant électrique actionnant un électro-aimant. Cet électro- 
aimant attire un barreau de fer doux lauquel est fixée une soupape qui, étant 
soulevée, permet à une certaine quantité de gaz de passer du réservoir de 
provision dans l'enceinte, pour y compenser la diminution de pression. 
L'égalité de pression étant ainsi rétablie dans les deux branches du mano- 
mètre, le mercure s’abaisse, abandonne la tige nickelée, et, le courant élec- 
trique étant ouvert, la soupape retombe à sa position première, pour inter- 
rompre toute communication entre le réservoir et l'enceinte., 
» Il est indispensable de toujours maintenir un excès de pression dans 
le réservoir : cet excès dépendra naturellement de la force de l'électro-ai- 
mant. 
> x atm. 
» L'appareil que j’ai fait construire peut résister à des pressions de 15 à 
son électro-aimant peut vaincre un excès de pression de 2°, Sa sensibilité 
est très grande, car sa tige nickelée, qui se trouve dans l’axe du tube ma- 
nométrique, peut être approchée à une distance de { de millimètre de la 
