( 955 ) 
dans laquelle elle vient se fixer au moyen de six boulons de serrage C. Un 
cylindre très résistant en cristal E est fixé entre la bride D et la tubulure F 
au moyen de trois tiges de serrage G, G. Deux rondelles en cuir servent à 
faire le joint. M est un robinet à vis servant à interrompre la communi- 
cation entre l’intérieur de l'appareil et le tube L, qui conduit à une pompe 
Cailletet. Un récipient K en verre, contenant le mélange réfrigérant, en- 
veloppe le cylindre E. Un récipient pareil enveloppe le manomètre. En 
introduisant l’eau dans l'appareil par le tube L, on peut exercer la pres- 
A 
# 
N 
N 
N 
À 
N 
N 
Bi; 
sion parle mercure sur le gaz et sur le liquide contenus dans le tube eu- 
diométrique N. O est un thermomètre, construit, d’après mes indications, 
Par M. Alvergniat. Son réservoir a une double enveloppe, pour éviter 
toute influence sensible sur ses indications par les pressions. Il marque 
la température du milieu ambiant au bout de cinq minutes, et il permet 
d'apprécier encore ~; de degré, Le manomètre présente cette particularité 
qu il a cinq renflements ovoïdes P à sa partie inférieure. Le volume de cette 
Partie est tel, que le manomètre, en permettant de mesurer les pressions 
