( 1348 ) 
rectangulaire CC’ formé d’un fil très fin faisant un grand nombre de tours. 
Ce cadre est relié à deux fils d'argent ou de cuivre écroué JH et DE. Le 
fil JH est attaché en H à l'extrémité d’une tige qui peut recevoir, à la volonté 
de l’expérimentateur, deux mouvements distincts, l’un. de rotation pour 
orienter le cadre, l’autre de translation verticale, afin de placer le cadre à 
une hauteur convenable. Le second fil est attaché en E à une lame élastique 
EF dont la tension est réglée par la vis G. Ces deux fils, étant fortement 
tendus, déterminent dans l’espace un axe fixe autour duquel le cadre CC’ 
peut prendre un mouvement de rotation. Ils servent en même temps à 
amener le courant dans le cadre, leurs extrémités H et E communiquant 
respectivement avec les bornes K et L, et enfin le couple élastique qui 
résulte de leur torsion sous l'influence d’un mouvement angulaire du 
cadre CC’ sert à mesurer l'intensité du couple dû aux actions réciproques 
de l’aimant et du cadre lorsque ce dernier est parcouru par un courant. 
Un petit miroir J permet de lire les angles de torsion avec une grande 
précision en appliquant le procédé optique universellement employé dans 
tous les appareils de ce genre. 
» Dans l’intérieur du cadre se trouve un tube en fer B, destiné à ren- 
forcer l'intensité du champ magnétique. 
» Lorsqu'on écarte avec la main le cadre de sa position d'équilibre 
naturel, il y revient en exécutant une série d’oscillations qui peuvent durer 
un temps considérable; mais si l’on réunit les deux bornes K et L par un 
fil, les oscillations s’arrétent immédiatement, et le cadre revient à sa posi- 
tion d'équilibre exactement éomme s’il se mouvait dans un fluide de grande 
densité. Ce phénomène est dû aux courants d’induction déterminés dans 
le cadre par son mouvement dans le champ magnétique. C'est là une pro- 
priété très précieuse quand on applique l'instrument à des mesures de 
résistances et qui permet de les éffectuer dans un temps incomparablement 
plus court qu’avec les appareils habituellement employés. D'ailleurs gens 
qualité n’est nullement achetée aux dépens de la sensibilité qui ne le cède 
en rien à celle des instruments les plus parfaits employés jusqu’à présent. 
Pour en donner une idée, il me suffira de dire qu’il accuse nettement un 
courant dont l'intensité est de un dix-millionième d’ampère. 
» La description de ce galvanomètre m’amène naturellement à p i 
de la graduation des galvanomètres en général, et je vais indiquer le P 
que j'emploie maintenant et qui me paraît supérieur à tous Ceux ie 
été publiés jusqu'à présent, C’est une application de la méthode imagil 
par Poggendorff pour mesurer la force électromotrice des piles. 
arler 
